446 HASSELBERG, PROJET d'uNE METHODE POUR DÉTERMINER ETC. 



par les rayons transmis par le prisme plein d'air et l'autre fois 

 la raie déviée par le prisme vide. En effet dans ces deux cas 

 la position du plan focal de la chambre noire ne serait la méme 

 qu'a la condition que les rayons lumineux émanant du réseau 

 soient parallels entré eux. Mais cette identité de la position du 

 plan focal pour les deux raies, déviée et non-déviée, est évidem- 

 ment tout a fait nécessaire pour avoir des images de la méme 

 netteté dans les deux épreuves prises avec les deux moitiés de la 

 fente. Par conséquent, si Ton voulait mesurer la déviation simple 

 on serait obligé a placer la fente chaque fois de sorte que les 

 rayons corréspondants k la raie étudiée du spectre quittaient 

 Tobjectif du collimateur sensiblement parallels entré eux. Dans 

 la méthode décrite ci-dessus au contraire, ou Ton mesure la 

 déviation double et dans laquelle le prisme evacué se trouve 

 installé pendant toutes les deux expositions de la plaque photo- 

 graphique, cette condition n'est plus nécessaire, puisque dans ce 

 cas la netteté des images de la raie photographiée est liée seule- 

 ment a la condition, que la plaque se trouve exactement dana 

 le plan focal conjugué de la fente du collimateur. — 

 De réquation 



d = F tng 2J = 2FJ- tng 1" 



on déduit: 



dF__(U 

 F" ~J ' 



La condition 



entraine donc la suivante 



dJ 



- 2000 



dF 

 F~ 



_ 1 

 ■^ 2000 



c'est-a-dire, pour arriver a la precision voulue dans Tévaluation 

 de l'indice de réfraction la distance focale de l'objectif de la 

 chambre noire doit étre connue a V2000 ^® ^^ valeur ou bien 

 dans le cas actuel a 1™™ prés. Mais en employant la méthode 



