ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 189 2, N:0 9, 447 



de Bessel pour la détermination des distances focales avec les 

 raodifications, dont j'ai donné autrefois la déscription ^) il est 

 €xtrémement facile å satisfaire å cette condition. — 



Outre des quantités considerées jiisqu'ici les valeurs absolues 

 des indices cherchés dépendent encore de la température et de 

 la pression de l'air qui entoure le prisme. En désignant par 

 t et H ces quantités, par n et n^ l'indice trouvé directement et 

 réduit ä zéro et 0.?6 on a: 



-I / -IN /-■ N 760 



«o — l-(n — l)(l + aO•^• 

 Donc la correction, qu'il faut appliquer å n — 1 pour avoir sa 

 valeur ä zéro et O.ye sera: 



€=■ 



\ 760 



1 + at-jj- 



Si l'erreur commise dans la détermination de t était de 1', Ter- 

 reur corréspondante de C serait 



(/C=0.oooooi 1 



environ, ce qui fait voir, que pour correspondre a la precision 

 désirée des déterminations de l'indice la température doit étre 

 évaluée en valeur absolue a 0.°2 prés. Mais c'est une condition 

 å laquelle il ne sera pas difficile a satisfaire, vü que pendant 

 les deux expositions de la plaque, qui en utilisant le spectre 

 solaire n'exigent en somme plus que une minute de temps, les 

 variations de la température de l'air peuvent étre considerées 

 comnie infiniment petites. 



Quant ä l'influence qu'une détermination erronnée de la 

 pression de Tair peut avoir sur les valeurs des indices de ré- 

 fraction, on trouve sans peine que cet influence dépasse les 

 limites préscrites seulement dans le cas ou l'erreur en ff est 

 plus grand que O.s"", erreur qu'on peut facilement évitor. — 



Finalement il reste encore une source d'erreur a considérer, 

 qui au premier coup d'oßil senihle la plus sérieuse de toutes, ä 



') Bulletin lie rAcadémie des sciencue de St. Pétersbourg. T. XXXII, p. 

 412. 



