448 HASSELBERG, PROJET d'uNE METHODE POUR UÉTERMINER ETC. 



savoir la forme prismatique des lames de verre formant le prisme 

 dans la direction du plan de dispersion. — En admettant l'ex- 

 istence d'un tel défaut on voit facilement, que la déviation J 

 trouvée de la maniere décrite ci-dessus est la somme algébrique 

 des déviations causées par la réfraction de l'air et par celle des 

 lames. Pour avoir le sens de cette derniére déviation ainsi pour 

 en déterminer la valeur numérique on pourrait opérer de la 

 méme maniére que plus haut, mais en laissant le prisme remplj 

 d'air de la méme température et pression que Tair ambiante; 

 car alors les dépiacements de la raie spectrale ne dépendraient 

 que de la réfraction dans les lames seules. Mais au lieu de 

 cela il vaudrait evidémment mieux, si par un arrangement con- 

 venable des expériences on pourrait éliminer cette erreur sans 

 la déterminer. Cela doit étre possible si apres avoir terminé 

 une serie de mesures on öte les lames du prisme et les colle de 

 nouveau mais de sorte, que le cöté qui était tourné auparavant 

 vers la base du prisme soit place vers le sommet et vice verså. 

 Alors le sens de la réfraction par les lames est renversé et si 

 les déviations obtenues dans la premiére serie étaient trop grandes 

 p. e. une seconde serie de mesures donnerait des valeurs trop 

 faibles de la méme quantité de sorte, que le moyen des deux 

 series serait afFranchi de Ferreur provenante de la forme prisma- 

 tique des lames. 



Les considérations exposées ci-dessus suffiront je crois pour 

 faire ressortir la precision notable, dont la méthode qui nous 

 occupe ici est susceptible. A cet égard deux circonstances mé- 

 ritent une attention speciale comme propres a écarter les per- 

 turbations dues aux variations de la température, dont on ne 

 saurait jamais étre sur d'avoir évité l'influence nuisible dans la 

 forme primitive de la méthode. En effet, le prisme une fois 

 evacué, tout jeu ultérieur de la machine pneumatique est inutile 

 et par conséquent toutes les variations de température dans le 

 prisme dues a la raréfaction et a la compression de l'air seront 

 éliminées. En second lieu le temps d'environ une minute néces- 

 saire a l'exposition de la plaque photographique dans les deux 



