ÖPVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1901, N:0 3. 211 



jedoch, dass es mir gelungen ist, einen stationären Wärrae- 

 zustand zu erhalten. 



5. Die Untersuchung wurde in einem Raum ausgeführt, in 

 dem die Temperatur während der Anstellung der Versuche unter 

 0° war. Die Platten Ä und C erhielten die gewünschte Tempe- 

 ratur dadurch, dass Wasser, in dem Kochsalz in hinreichender 

 Menge gelöst war, mit ziemlich grosser Geschwindigkeit durch 

 die an den Platten festgelöteten Gefässe strömte. Das Wasser 

 für die Platte A kam aus einem Behälter, der ungefähr 60 Liter 

 fasste. Die Temperatur desselben war immer sehr nahe der Um- 

 gebung und hielt sich daher hinreichend konstant. Die Platte C, 

 die eine niedrigere Temperatur haben rausste, wurde durch eine 

 Salzlösung abgekühlt, die durch eine Turbine aus einem 5 Liter 

 haltenden und von einer Kältemischung von Schnee und Koch- 

 salz umgebenen Gefäss getrieben wurde. Die Turbine wurde 

 durch ein Laufwerk und ein grösseres Gewicht in Bewegung er- 

 halten. Durch Umwnckelung des Gefässes und der Rohrleitung 

 mit Filz und Baumwolle gelang es, auch der Platte C eine Tem- 

 peratur zu geben, die während der Zeit für eine Beobachtungs- 

 reihe, d. h. 30 Minuten, sich konstant hielt. 



6. Die in die Formel (1) eingehenden Temperaturunter- 

 schiede ^j — to und ^2 — h wurden mit Hülfe von Thermo- 

 elementen gemessen. Diese bestanden aus Konstantan und Kupfer 

 und mussten, um elektrischen Kontakt mit den Kupferplatten zu 

 vermeiden, isoliert werden, was durch Umwickelung mit Seide 

 und Firnissung geschah. Die Angaben der Thermoelemente 

 wurden mittelst eines DBSPREZ-ü'ARSONVAL'schen Galvanometers 

 auf gewöhnliche Weise, mit Spiegel, Fernrohr und Skala, beob- 

 achtet. Diese letztere besass Millimeterteilung, und der Abstand 

 vom Spiegel betrug 2,5 Meter. Eine besondere Untersuchung 

 erwies, dass die Ausschläge am Galvanometer proportional waren 

 den Temperaturdiflferenzen, wenn diese nicht grösser als die hier 

 in Betracht kommenden waren. Wenn kein Extrawiderstand in 

 die Leitung zum Galvanometer eingeführt war, so entsprach 

 1 mm Ausschlag durchschnittlich einer TemperaturdiflFerenz von 



