56 SOCIÉTÉ DE BrOLOGIE 



numéro iprécédenl des Comptes rendus (séance du -14 janvier, p. 35-36), 

 qui consiste à injecter sous la peau du liquide de condensation des 

 vapeurs pulmonaires. Ces cinq animaux sont morts, trois en moins de 

 quinze lieures, un au bout de deux jours, le cinquième au bout de 

 quatre jours. Les phénomènes et les particularités de l'autopsie ont été 

 les mêmes que chez les sept animaux dont nous avons parlé à la précé- 

 dente séance (p. 35,36, 37). Douze lapins sur douze, c'est-à-dire tous 

 les individus mis en expérience, sont donc morts assez rapidement après 

 avoir reçu sous la peau le poison que nous avons trouvé et qui pro- 

 vient de poumons d'homme, de chien ou de lapin. 



Inhalateur du docteur bardet, présenté par M. d'Arsonval. 



L'appareil du D"" Bardet construit par M. Galante est un inhalateur 

 applicable aux divers traitements des maladies des voies pulmonaires 

 qui comportent l'emploi de l'inhalation. — Dans le cas présent l'appareil 

 est disposé pour l'emploi de l'acide fluorhydrique, mais il conviendrait 

 tout aussi bien à l'emploi des autres agents médicamenteux, acide sulfu- 

 reux, eaux sulfurées, créosote, etc. 



La méthode est basée sur l'utilisation de l'acide carbonique comme 

 agent de transport du principe médicamenteux. Le gaz carbonique étant 

 un anesthésique et un calmant réellement utile, son action vient aider 

 les effets du médicament emploj'é. Le mélange gazeux est projeté sous 

 une faible pression, dans un large tube d'aspiration où il se mélange à un 

 excès d'air considérable, ce qui assure sans aucune crainte la liberté de 

 la respiration du malade. 



M. Bardet a imaginé pour son inhalateur un producteur d'acide car- 

 bonique d'un nouveau système fort simple malgré l'adjonction d'un régu- 

 lateur de distribution du liquide excitateur et d'un régulateur de pression. 



Dans l'appareil qui est présenté la production, pour fournir de l'acide 

 chimiquement pur, est obtenue par l'action de l'eau sur des poudres à 

 eau de Seltz. 



Ces poudres sont placées dans un flacon sec, bouché par un bouchon à 

 deux trous, par l'un s'échappe le gaz, par l'autre tombe l'eau, versée dans 

 une petite ampoule terminée par une soupape. Dès que Tappareil fonc- 

 tionne, la pression agit sur la soupape et empêche l'arrivée du liquide en 

 se fermant. Tel est le régulateur de distribution. 



Pour assurer la régularité de l'échappement du gaz l'auteur a ajouté sur 

 le trajet du gaz un petit régulateur de pression constitué par un petit souf- 

 flet de caoutchouc, surmonté d'une planchette qui est mobile sur un axe 



