144 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



2° La source d'électricité est entièrement dans la sécheresse de la 

 peau et le frottement des vêtements. 



3° Les variations du potentiel que nous avons constatées, M. Féré et 

 moi, sous l'influence d'une excitation sensorielle, peuvent s'expliquer 

 sans invoquer une production d'électricité, mais par un simple change- 

 ment dans la répartition du fluide, le changement de répartition dépen- 

 dant uniquement de la sécrétion cutanée que modifierait l'excitation 

 sensorielle suivant des territoires à déterminer. 



L'exploration hygrométrique de la peau, à l'aide de l'instrument parli- 

 culier que je ferai bientôt connaître à la Société, pourra nous donner des 

 renseignements de la plus haute importance. 



J'ajouterai en terminant que j'ai fait beaucoup d'expériences sur le 

 potentiel à la surface de la peau humaine. Jamais je n'ai pu constater sur 

 l'homme des différences de potentiel dépassant un volt en employant mes 

 électrodes impolarlsables au chlorure d'argent. — Pour éviter les 

 causes d'erreur provenant d'une charge statique accidentelle due au 

 frottement, il faut d'abord mettre le point exploré en communication 

 avec le sol. Cette précaution prise, on établit la communication avec 

 l'électromètre seul. S'il existe une différence de potentiel due aux cou- 

 rants du corps humain à ce niveau, cette différence se reproduit aussitôt, 

 comme cela a lieu avec le pôle d'une pile ou d'un électro-moteur con- 

 tinu. 



Pour ces mesures, je me sers de l'électromètre à cadran de Thomson 

 modèle Mascart. Cet instrument, tel que l'emploient les physiciens, 

 présente un inconvénient très grave : il ne revient pas au zéro. 



J'ai pu reconnaître et supprimer cette cause d'erreur après nombre 

 d'essais infructueux. Ce défaut est dû à ce que la communication entre 

 l'aiguille mobile et le corps à explorer se fait par l'intermédiaire de deux 

 fils de platine plongeant dans l'acide sulfurique concentré. Cet ensemble 

 constitue un conducteur polarisable qui est la cause unique du déplace- 

 ment du zéro. J'ai remplacé l'acide sulfurique par une solution 

 concentrée de zincate de potasse (aussi avide d'eau que l'acide 

 sulfurique) et les tiges de platine par des tiges de zinc. La polarisation 

 étant ainsi rendue impossible, l'instrument revient admirablement au 

 zéro. En employant l'amplificateur optique que j'ai décrit antérieure- 

 ment, l'électromètre permet de mesurer 1/10,000" de volt. 



