430 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



La consLraction d'un instrument nouveau était absolument indispensa- 

 ble pour ce genre d'études. 



L'instrument d'Helraoltz, d'un mécanisme délicat et d'un maniement 

 qui exige l'expérience d'un physicien rompu à sa manipulation, n'a été 

 que très rarement employé à des recherches étendues. Celui de Javal- 

 Schiotz, construit spécialement en vue des déterminations de l'astigma- 

 tisme chez l'homme, tout en répondant assez bien à ce but, présente 

 cependant, aux points de vue clinique et théorique, des inconvénients 

 que nous avons pu faire disparaître. 



En effet, il est nécessaire, pour mesurer une cornée, d'employer des 

 formules moins simples que la formule élémentaire des miroirs. Celle-ci 

 conduit à une évaluation erronée de 1 ,26 dioptries pour" une cornée de 

 43,84 dioptries. Cette erreur est écartée dans l'instrument actuel, avec 

 lequel on est certain de pouvoir mesurer une cornée à 1/4 de dioptrie 

 près; c'est-à-dire que la quantité à mesurer est connue à moins de i/'l75 

 de la grandeur à mesurer. 



Notre instrument se compose essentiellement d'une lunette montée 

 sur un pied; devant l'objectif de la lunette est tixée une boîte cubique 

 contenant deux lames de verre épaisses, à faces plane et parallèle, mo- 

 biles isolément autour d'un axe commun. La règle porte des mires, qui 

 sont utilisables quand du jour est assez beau, sinon on les replace par 

 des lampes. Miroirs et lampes glissent sur cette règle et portent des re- 

 pères qui suivent |dans chaque position la grandeur de l'objet. Ainsi 

 qu'on le sait, en imprimant aux lames de verre une rotation telle qu'elles 

 soient symétriquement placées par rapport à l'axe optique de la lu- 

 nette, on pourra, en donnant à l'angle qu'elles forment entre elles une 

 valeur convenable, faire en sorte qu'elles dédoublent l'image d'un point 

 en deux images distantes d'une quantité qui augmente dans le même 

 sens que l'angle des plaques et leur épaisseur. Inversement, quand les 

 plaques ont été réglées pour produire un dédoublement déterminé, si on 

 déplace Tune des flammes, jusqu'à ce que des quatre flammes visibles 

 par réflexion sur la cornée (l'instrument étant au poim)^ les deux 

 moyennes coïncident; la distance des images des deux flammes réfléchies 

 par la cornée, telles qu'elles seraient vues si les plaques n'existaient pas, 

 est égale au dédoublement connu des lames. 



A ce moment la règle divisée donne la grandeur de l'objet dont l'image 

 par la cornée a la grandeur fixée par le dédoublement des lames. D'autre 

 part, la lunette est construite de manière que les images soient nettement 

 visibles pour une distance connue d'avance et toujours la même sensible- 

 ment. Les variations de cette distance déterminent la précision de l'ins- 

 trument que nous avons cité plus haut. 



Avec ces éléments, le calcul permet de déterminer le rayon de cour- 

 bure cherché. 



Une graduation spéciale de la règle rend le calcul inutile, le résultat 



