530 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Nouvelle étuve auto-régulatrice entièrement métallique. 

 Note de M. A. d'Arsonval. 



[Communication faite dans la séance du i9 mai.) 



L'appareil que j'ai l'honneur de présenter à la Société est destiné à 

 obtenir des températures absolument fixes pendant un temps indéfini, 

 en employant uniquement du gaz et de l'eau. — Gomme principe il ne 

 diffère pas de l'instrument que j'ai fait connaître à la Société il y a 

 douze ans, le 5 août 1876, et dont l'usage s'est répandu depuis dans tous 

 les laboratoires, tant en France qu'à l'étranger. 



11 diffère néanmoins de l'étuve primitive par des détails de construc- 

 tion qui en rendent l'usage très pratique, l'emploi beaucoup plus géné- 

 ral et en font un instrument nouveau. 



Les modifications portent : 



1° Sur le régulateur proprement dit, qui est entièi^ement métallique. 

 L'ancienne membrane en caoutchouc, qui s'altérait à la longue, a été 

 remplacée par une membrane métallique plissée, analogue à celle qu'on 

 emploie dans la construction des baromètres anéroïdes. 



2° Le régulateur est situé à la partie la plus basse de l'étuve et porte 

 directement les brûleurs, sans aucun intermédiaire en caoutchouc. Les 

 brûleurs sont munis d'un robinet à air qui les transforme en becs de 

 Bunsen quand on veut augmenter rapidement la température ou la 

 maintenir à un degré élevé (au-dessus de 100 degrés par exemple). 



3* Le mode de chauffage est changé. La flamme, au lieu de frapper 

 directement le fond de l'étuve, ce qui le faisait parfois gondoler et nui- 

 sait à la régulation, la flamme, dis-je, s'engage dans des tubes traversant 

 le liquide de l'étuve qui se trouve ainsi chauffé par les gaz chauds, à 

 la façon d'une chaudière tubulaire verticale. Ce dispositif, outre qu'il 

 utilise complètement le calorique, a l'immense avantage de permettre 

 de donner à l'étuve un diamètre quelconque^ sans être limité par le jeu 

 du fond inférieur sous l'action directe de la flamme. C'est ainsi que 

 le constructeur fait à présent couramment des étuves de 1 m. 20 de 

 diamètre et qu'il peut en faire de plus grandes encore pour un besoin 

 donné. 



4° L'étuve, au lieu de s'ouvrir par la partie supérieure, présente une 

 porte latérale vitrée qui donne un accès facile dans l'intérieur de 

 l'appareil et permet de voir ce qui s'y passe. On peut ainsi diviser l'in- 

 térieur de l'appareil en plusieurs étages par des tablettes superposées, 

 ce qui augmente considérablement la capacité disponible. 



Le fond inférieur et interne de l'étuve est terminé par une capsule 

 hémisphérique dans laquelle on peut mettre de l'eau pour avoir une 

 atmosphère saturée d'humidité; le même fond peut servir également à 



