626 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



2° Lii boule, en contact avec l'eau, subirait aussi la pression et, si 

 épaisse qu'on la puisse supposer, elle s'aplatirait assez pour chasser 

 son liquide dans la spirale enregistrante et, par conséquent, pour fausser 

 l'indication de la température. 



En somme, le thermomètre de Pouchet, qui fonctionne très bien à quatre 

 atmosphères, serait sans doute aplati à quatre cents atmosphères. 



Nous avons remédié à ces inconvénients : 



I ° Nous supprimons l'effet de la pression en renfermant le cylindre 

 enregistreur et le thermomètre dans une boite mince et boulonnée, au- 

 dessus de laquelle se trouve un ballon à air compensateur du modèle de 

 celui que le commandant Banaré et moi avons décrit et utilisé dans des 

 buis différents (1). 



2" La boule du thermomètre est renfermée dans l'appareil^ la pression 

 n'agit donc pas sur elle. Gela semble inférieur à la disposition adoptée 

 par Pouchet, puisque la boule n'est plus directement en contact avec 

 l'eau et qu'elle ne reçoit la température que par l'intermédiaire de l'air 

 renfermé dans la caisse. 



En pratique, cela ne fait presque rien ; nous avons, en effet, mis un 

 enregistreur ordinaire à côté du nôtre; dans l'air, les deux courbes se 

 superposent presque; dans l'eau, le retard du thermomètre enfermé est 

 si insignifiant qu'on ne peut distinguer une courbe de l'autre. 



II est probable que, dans les grands fonds où notre thermomètre va 

 être plongé, la température varie si lentement qu'un retard de cinq ou 

 six minutes (déjà imperceptible sur une feuille de papier qui ne se déroule 

 que suivant un millimètre à l'heure), un léger retard, dis-je, n'existera 

 même pas. 



Notre thermomètre est^ence moment même, en expérience ; nous ferons 

 onnaître à la Société les courbes qu'il nous aura fournies dans les 

 fleuves, les rivières, les lacs et les mers, où nous allons le plonger succes- 

 sivement. 



Sur un photomètre destiné a fonctionner dans les eaux de la mer, 



DES fleuves et DES LACS, 



par M. Uegnard. 



Nous pouvons dire de la lumière ce que nous avons dit de la tempéra- 

 rature dans une note précédente : on a déjà cherché ses limites de péné- 



(i) Le commandant Banaré avait, dans un pli cacheté d'octobre 1887, proposé 

 ce dispositif pour un microphone. Nous l'avons appliqué, au commencement de 

 1888, à l'immorsion d'une pile, naturellemeni sans connaître l'essai de M, Ba- 

 naré, puisqu'il était secret. 



