SÉANCE DU 21 JUILLET 627 



Iration dans les eaux des lacs et de la mer. Asper, dans le lac de Zurich; 

 Fol et Sarrazin, dans le lac de Genève, puis dans la Méditerranée, ont 

 montré, par des procédés très précis, que la lumière pénétrait encore à 

 des profondeurs considérables. 



Mais ce qu'on n'a pas encore fait, à notre connaissance, c'est d'enre- 

 gistrer, à toute minute du jour, la pénétration de la lumière dans un fond 

 quelconque. 



Nous y arrivons par le procédé suivant : 



Dans un tube de cuivre fermé par une plaque serrée sur une bague de 

 caoutchouc, se place un cylindre tournant en trente-six heures ; au 

 devant de ce cylindre se trouve une fente d'un millimètre de diamètre 

 fermée par une glace. La lumière du jour pénètre par cette fente et vient 

 impressionner un papier sensible qui est enroulé sur le cylindre. 



Ce papier est divisé en heures et en quarts d'heure. L'illumination plus 

 ou moins vive fait qu'on obtient des teintes plus ou moins foncées. Au 

 petit jour commence l'impression; elle finit au dernier crépuscule. 



Cette disposition n'est d'ailleurs pas absolument nouvelle. Mais suppo- 

 sons deux appareils semblables : 



L'un, muni d'un ballon compensateur, de pression est immergé dans la 

 mer, à une profondeur donnée par la sonde. L'autre est laissé à bord. Le 

 premier, par son relèvement, nous dira à quelle heure la lumière a com- 

 mencé à pénétrer sous l'eau, l'autre nous dira à quelle heure elle a com- 

 mencé à paraître sur terre. Le retard constaté entre les deux heures sera 

 représenté par un chiffre que nous pourrons considérer comme l'indice 

 d'absorption de la couche d'eau. 



Dans les grands fonds, le papier au nitrate sera remplacé par un papier 

 Eastman, que la moindre impression lumineuse attaquera. 



Quelques précautions particulières doivent être prises. Un cylindre 

 tournant en trente-six heures sert aux déterminations rapides; un autre 

 tournant en quinze jours servira aux relèvements de longue durée. 



Un ballon compensateur, analogue à celui de l'hydrophone Banaré et 

 de notre lampe sous-marine, empêche l'appareil de supporter aucune 

 pression. 



Enfin, une boîte contenant de la chaux vive absorbera le peu de vapeur 

 d'eau qui pourrait pénétrer dans l'appareil et jaunir le papier nitrate. 



Un dispositif de verres dépolis de plus en plus foncés, recouvrant la 

 fente, permettra d'enregistrer de véritables courbes. 



Ce photomètre des grands fonds est construit par MM. Richard frères. 



