SÉANCE DU T'' DÉCEMBRE 797 



D'un nouveau mode de dissocution et de montage 

 des éléments anatomiques, 



par M. Emile Bovier-Lapierre, 

 Préparateur du cours de physiologie générale et comparée de Lyon. 



{Note présentée par M. Léon Brasse.) 



Après avoir employé comme procédé de dissociation l'agitation à la 

 main d'une éprouvette contenant le tissu étudié dans une petite quantité 

 d'eau, j'ai essayé comme moyen mécanique de mouvement un moteur à 

 eau existant au laboratoire de physiologie de Lyon. J'ai obtenu des 

 résultats supérieurs à ceux que j'avais par l'agitation à la main; car je 

 pouvais prolonger l'action aussi longtemps que je le voulais. Mais outre 

 qu'un tel procédé nécessite un appareil et des conditions que l'on ne trouve 

 pas réunis partout, il m'a paru brutal. On arrive ainsi, il est vrai, àséparer 

 des éléments plus ou moins globoïdes ou polyédriques, tels que des frag- 

 ments de foie, des cellules épitliéliales, etc.; mais, quand il s'agit d'objets 

 très délicats, tels que des éléments en relations avec des fibrilles ner- 

 veuses primitives, ou se prolongeant en queue mince et fine, ces produc- 

 tions sont brisées le plus souvent. La longue et pénible dissociation aux 

 aiguilles serait même préférable ; dans ce cas, j'emploie au contraire avec 

 d'excellents résultats les mouvements produits par un diapason. 



Cet appareil, disposé horizontalement, est entretenu par un électro- 

 aimant et une pile. Sur une de ses branches est fixé un petit vase vertical 

 contenant dans une petite quantité d'eau le tissu à dissocier. Le diapason 

 étant en route, on voit le plus souvent à la surface du liquide les figures 

 concentrées d'un mouvement giratoire, qui ont été si bien étudiées par 

 M. Lechat. Mais en réglant au moyen du buteur l'amplitude des vibrations 

 on arrive à un point où tout le liquide entre en mouvement et offre un 

 aspect qu'on ne saurait comparer qu'à celui d'une ébullition : ces mou- 

 vements sont des dissociateurs parfaits. Ils peuvent durer aussi longtemps 

 qu'on le veut, et l'ébullition pouvant être plus ou moins tumultueuse, leur 

 action peut aussi être réglée. 



J'ajouterai quelques détails pratiques. Le diapason dont je me sers 

 donne cent vibrations à la seconde ; on peut employer cependant des dia- 

 pasons plus aigus. 



Le vase récepteur peut être cylindrique : un bout de tube de 45 millimè- 

 tres de diamètre intérieur sur 30 millimètres de haut m'a servi longtemps. 

 Mais j'ai remarqué qu'il ne vibrait pas bien sur des diapasons Léchai aigus 

 ou plus graves; il ne donnait alors que les figures de Lechat à la surface 

 et quelques courants très lents dans l'intérieur. Au contraire, des vases 

 en foime de tronc de cône, fixés par leur grande base sur le diapason, 



