800 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Nouveau siphon a chlorure de méthyle, 

 par M. Léon Brasse, préparateur au Collège de France. 



Cet appareil (i) présente sur tous les similaires l'avantage de la sim- 

 plicité. L'ouverture est produite par le mouvement d'une seule vis. Cette 

 vis est terminée, d'une part, par un cône an acier reposant sur un siège 

 en bronze. Elle est évidée en forme de tube dans une partie de sa lon- 

 gueur et peut recevoir, à l'autre extrémité, un ajutage spécial destiné à 

 pulvériser le liquide. 



Lorsque le cône €n acier est appuyé sur son siège, l'appareil est com- 

 plètement clos et d'une étanchéité parfaite. Lorsque le cône quitte son 

 siège, le chlorure de méthyle jaillit par un orifice que démasque le cône, 

 suit le tube central de la vis et sort de l'appareil à l'état liquide si l'on 

 supprime l'ajutage, ou pulvérisé si on fixe cet ajutage à l'extrémité de 

 la vis. Un autre orifice, également fermé par un cône en acier, sert à 

 laisser échapper les gaz lors du remplissage. 



Ce siphon, dont la contenance est de 250 c. c, est très portatif; il est 

 muni d'une gaine en maroquin, doublée de flanelle pour éviter l'im- 

 pression du froid à la main qui le tient pendant un certain temps. 



La manœuvre du remplissage est identique à celle en usage pour tous 

 les siphons à chlorure de méthyle employés jusqu'à présent. On enlève 

 le pulvériseur, on fixe, au moyen d'un ajutage, l'appareil à remplir au 

 siphon qui contient la provision ; en tournant la vis molletée qui est 

 à la partie supérieure du petit siphon on débouche l'orifice de sortie des 

 gaz, on ouvre les deux appareils et le petit siphon est plein lorsque le 

 chlorure de méthyle commence à jaillir par l'orifice de sortie des gaz. 

 On ferme alors tous les orifices et on sépare les deux appareils. 



Sur un spegtrophotomètre nouveau. 



Note de M. A. d'Arsonval. 



(Communiquée dans la séance du 30 juin.) 



Depuis les travaux de Vierordt et de ses élèves, les applications du 

 spectropliotomètre à l'étude des matières colorantes d'origine animale 

 ont pris une grande importance. Néanmoins, malgré cette importance, la 



(1) Construit par la Société centrale de fabrication de produits chimiques, 

 44, rue des Écoles, Paris. 



