SÉANCE DU 1"'^ DÉGEMBRli 801' 



spectrophotomélrie n'est pas répandue dans les laboratoires de physio- 

 logie, surtout en France. Cela tient en grande partie à la complication 

 et au prix des spectrophotomètres existant, dont le maniement très 

 délicat ne peut donner de résultats précis qu'entre les mains de physiciens 

 exercés. Ayant eu récemment, pour mon compte, à entreprendre des 

 recherches dans cette direction, j'ai dû me préoccuper de réaliser un 

 appareil peu coûteux, précis et dont le maniement fût aussi simple que 

 celui du spectroscope ordinaire. L'appareil que je présente à la Société, 

 et qui a été construit sur mes indications par la maison Jules Duboscq, 

 réalise ces trois conditions : simplicité, précision et bon marché. Pour 

 cela, au lieu de combiner un appareil de toutes pièces, j'ai utilisé le 

 spectroscope classique à trois branches que possèdent tous les labora- 

 toires de [ihysiologie. J'y ai simplement ajouté une partie mobile qui 

 transforme à volonté cet excellent instrument en spectropholomètre. 



C'est d'une manière voulue que j'ai rejeté le prisme composé d'Amicî, 

 dit à vision directe, pour conserver le spectroscope à simple prisme de 

 Flint. Le prisme à vision directe donne de bons résultats pour les cou- 

 leurs les moins réfrangibles (rouge et jaune), mais il n'en est plus de 

 même quand on doit faire des observations dans la région violette du 

 spectre. Cela tient à ce que, par suite même des procédés de fabrication, 

 les crowns qui entrent dans la composition de tous les prismes à vision 

 directe sont fortement fluorescenls. 



De plus, pour affaiblir graduellement l'un des spectres, j'ai complète- 

 ment rejeté la lumière polarisée qui est employée dans tous les spectre- 

 photomètres (Hiifner, Branly, Gouy, Crova, Trannin, Glan, etc.), si l'on 

 en excepte toutefois l'appareil de Vierordt. L'emploi de la polarisation 

 rotatoire, comme moyen de graduer l'intensité de la lumière, présente, 

 dans la pratique, de très graves inconvénients, malgré ce qu'elle a de 

 séduisant en théorie. La nécessité d'employer des cristaux biréfringents 

 parfaits rend d'abord l'appareil coûteux, car il est extrêmement difficile 

 de se procurer aujourd'hui de beaux échantillons de spath d'Islande, cette 

 substance étant devenue très rare. Il faut, en outre, un centrage et un ré- 

 glage parfaits qui, malheureusement, ne peuvent pas se maintenir indéfi- 

 niment quand l'appareil est une fois sorti des mains du constructeur, en 

 raison même de la multiplicité des pièces optiques et de leur mode de 

 montage; 2° la loi de décroissance de la lumière (loi du cosinus carré) 

 nécessite un calcul toujours ennuyeux pour un physiologiste et de plus 

 n'est qu'approchée dans k pratique; 4" l'instrument, de part et d'autre 

 du zéro, n'est pas symétrique absolument, quelque bien réglé qu'il soit ; 

 enfin, l'absorption de lumière est considérable (73 p. cent dans l'appareil 

 de Trannin). En taisant cette critique rapide des spectrophotomètres à 

 lumière polarisée, je suis d'ailleurs complètement d'accord avec deux 

 physiciens éminents (M\L Cornu et Mascart) dont la compétence en pa- 

 reille matière est incontestée. 



