802 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Pour graduer l'éclat d'un des spectres dans mon appareil, j'emploie 

 un dispositif qui n'est qu'une modification légère du photomètre imaginé 

 en 1877 par mon ami le professeur Charpentier, de Nancy. Le photomètre 

 de Charpentier est basé sur la propriété suivante des lentilles^ signalée 

 par Bouguer : L'image donnée par une lentille est, comme forme, indépen- 

 dante de la superficie de la lentille; mais, comme éclata elle est propor- 

 tionnelle à cette superficie. 



Pour faire varier graduellement la surface de la lentille, M. Charpen- 

 tier emploie un œil-de-chat, c'est-à-dire une ouverture carrée dont le 

 côté est variable. L'éclat de l'image est proportionnel à celte ouverture, 

 c'est-à-dire au carré de ce côté. Pour éviter ce calcul, j'ai remplacé cette 

 forme d'ouverture par une fente variable; l'éclat de l'image se trouve 

 être ainsi simplement proportionnel à la largeur de la fente, ce qui dis- 

 pense de tout calcul. 



Voici, résumée en quelques mots, la disposition de mon appareil : 



La fente d'un spectroscope Duboscq est coupée, perpendiculairement 

 à sa direction, en deux moitiés égales par l'arête d'un parallélipipède 

 de Fresnel dont une face est en contact avec la plaque qui porte la fente. 

 La moitié inférieure de la fente reçoit donc directement la lumière de la 

 source qui n'arrive, au contraire, à la moitié supérieure qu'après avoir 

 subi deux réflexions totales dans le parallélipipède de Fresnel. Ce paral- 

 lélipipède a pour but de l'aire monter d'un étage le faisceau lumineux 

 qui éclaire la moitié supérieure de la fente, de façon qu'il soit séparé 

 du faisceau inférieur par un espace assez grand pour manœuvrer la cuve 

 d'absorption. 



L'arête du prisme coupe très nettement la fente en deux, de sorte 

 qu'on observe deux spectres absolument juxtaposés et qui ne sont séparés 

 l'un de l'autre que par un mince trait noir, à peine visible, ce qui est une 

 condition essentielle pour une bonne comparaison. Devant la face anté- 

 rieure du parallélipipède se trouve la lentille photométrique. Quand les 

 deux yolets du photomètre sont en contact, le spectre donné par la 

 moitié supérieure de la fente du spectroscope est complètement éteint. 

 Son intensité lumineuse va, au contraire, en croissant graduellement à 

 mesure que les volets s'écartent. On voit que, de cette manière, on obtient 

 le même résultat que dans l'appareil de Vierordt, mais sans toucher à la 

 fente du collimateur (ce qui altère Je spectre), et que, de plus, cette ouver- 

 ture peut être aussi grande qu'on le veut, puisqu'elle dépend unique- 

 ment du diamètre qu'on donne à la lentille du photomètre. Mon spectro- 

 photomètre est donc simplement un photomètre genre Charpentier placé 

 devant la moitié supérieure d'un spectroscope ordinaire en interposant 

 un parallélipipède de Fresnel pour séparer les deux faisceaux lumineux 

 avant leur entrée dans la fente du collimateur. 



En réalité, l'appareil est symétrique ; il comporte deux lentilles photo- 

 métriques, une pour chaque moitié de la fente. Les deux faisceaux lumi- 



