814 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Le tambour, de petit modèle, est recouvert par une membrane de 

 caoutchouc extrêmement mince et élastique et renferme un très léger 

 ressort à boudin qui s'applique au centre de la membrane. Le levier du 

 tambour n'est pas articulé ; mais du milieu du disque en aluminium qui 

 se trouve au centre de la membrane comme dans les tambours ordi- 

 naires, part une petite tige, en aluminium également, terminée par un 

 bouton plat ; c'est sur ce bouton que repose simplement le levier. Ce 

 levier consiste en une paille que l'on introduit dans un très court étui 

 métallique suspendu au milieu de la pièce à articulation (jui relie dans 

 tous les tambours de Marey le levier à la membrane de caoutchouc. 

 Tous ces détails ont pour but d'augmenter la sensibilité de l'appareil. 



A l'extrémité libre de la paille se trouve, engagé et collé dans la paille 

 elle-même, un disque mince en aluminium, du diamètre d'une pièce de 

 fr. 50 à peu près. C'est sur ce disque que la salive vient tomber. 



Comme on peut faire^tourner aisément la paille dans son étui métalli- 

 que, il est facile par suite de donner au levier telle inclinaison néces- 

 saire. Il importe en effet d'éviter que la salive puisse s'accumuler à l'extré" 

 mité du levier. C'est ce qui arriverait, à cause même de^la viscosité de ce 

 liquide, dans un compte-gouttes inscripteur se terminant par un enton- 

 noir, et l'instrument perdrait ainsi beaucoup de sa sensibilité. Au con- 

 traire, dans le rhéographe que je présente, le disque terminal peut être 

 incliné de telle sorte que les gouttes de liquide en tombant glissent im- 

 médiatement à sa surface. 



On dispose naturellement le tambour de façon à ce que la hauteur de 

 chute du liquide soit assez grande pour déterminer un ébranlement suf- 

 fisant du levier et de la membrane. 



Cet ébranlement se transmet à un tambour récepteur de Marey, de la 

 manière habituelle. Dans tous les tracés que j'ai obtenus avec cet appa- 

 reil, chaque goutte de salive qui tombe est représentée par une ligne de 

 5 à 6 millimètres de haut. 



Rien n'est plus facile avec ce dispositif que de recueillir la salive, en 

 même temps qu'on en inscrit l'écoulement. Il n'y a qu'à placer sous le 

 disque terminal du rhéographe un petit vase ; et ce vase peut être gradué, 

 de telle sorte qu'il est très simple de déterminer une fois pour toutes le 

 volume d'une goutte de salive. 



Il est clair que ce petit appareil peut servir pour Tinscriplion de 

 divers autres écoulements glandulaires (bile, suc pancréatique^ urine), et 

 non pas seulement de l'écoulement salivaire. 



à 



