836 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



Cet appareil n'est, en somme, qu'un compteur enregistreur des gaz 

 d'une sensibilité très grande, puisqu'il accuse facilement des dégage- 

 ments qui ne dépassent pas un dixième de centimètre cube à l'heure et 

 que cette sensibilité, qui nous suffit amplement, pourrait encore être 

 considérablement augmentée si nous y tenions. 



Or, rien n'est plus simple que de recevoir dans ce compteur les gaz qui 

 se dégagent par Télectrolyse de l'eau et, comme il est démontré que la 

 quantité de ces gaz est proportionnelle à l'intensité du courant d'une 

 source, notre appareil devient facilement un enregistreur de l'intensité 

 du courant, un ampèregi-apke, s'il est permis de créer un mot nouveau. 



Pour y arriver nous ne changeons rien au dispositif que nous avons 

 décrit pour la fermentation ; nous remplaçons simplement par la douille 

 delà cloche d'un voltamètre notre flacon à fermentation. Les lames du 

 voltamètre ordinaire sont remplacées par des fils fins et l'acide sulfurique 

 par de l'acide phosphorique. 



Dans ces conditions, les gaz réunis, hydrogène et oxygène, qui se déga- 

 gent^ viennent agir exactement comme l'acide carbonique du flacon à fer- 

 mentation. 



C'est en procédant de la sorte que nous avons recueilli des tracés dont 

 nous présentons un certain nombre à la Société. 



Le premier représente la marche de l'intensité de quatre sources élec- 

 triques, fréquemment employées dans les laboratoires ou l'industrie. 



BSSBBjmBBBHBBS 



■Miapa— ■■■■■! 



SBggraHHHHHHSHi 



lialsBIllllBII 



FiG. 1. — Marche de l'intensité dans A, la pile Grenet ; B, la pile 

 Bunsen ; C, une machine magnéto ; D, la pile thermo-électrique. 



En A, on voit le tracé fourni par la décroissance de l'intensité dans la 

 pile Grenet. Deux éléments au bichromate avaient été couplés en ten- 



