44 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Si on vient à faire fonctionner la trompe en ouvrant le robinet d'eau, 

 il est aisé de comprendre que l'air de la cloche est aussitôt aspiré par le 

 jet d'eau. Cet air se mélange intimement à l'eau et s'en sépare dans le 

 réservoir de la trompe. L'eau seule est éliminée, et l'air refoulé, après 

 avoir été lavé par le courant d'eau, se rend de nouveau dans la cloche. Il 

 s'établit donc un courant d'air continu entre la trompe et la cloche. Le 

 volume de l'air reste invariable s'il n'y a pas d'animal dans la clochC;, 

 ainsi que me l'ont prouvé plusieurs expériences faites à blanc. Ce résultat 

 est facile à comprendre, car l'eau d'alimentation étant saturée d'air 

 atmosphérique avant son entrée dans la trompe ne peut ni en dégager 

 ni en dissoudre. La cloche est reliée au gazomètre par un petit tube en 

 verre horizontal présentant une légère courbure dontla concavité est tour- 

 née vers le haut. Une simple goutte d'eau introduite dans cette courbure 

 isole l'air de la cloche de l'oxygène contenu dans le gazomètre . 



Si, par la présence d'un animal, l'air de la cloche vient à être souillé 

 d'acide carbonique, ce gaz se dissout dans le courant d'eau de la trompe 

 d'une façon complète, grâce au barbotage énergique qui a lieu dans cet 

 appareil. L'acide carbonique dissous dans l'eau est entraîné seul au 

 dehors. Par suite de sa disposition, le volume du gaz contenu dans la 

 cloche diminue, mais il est aussitôt remplacé par un volume égal d'oxy- 

 gène venant du gazomètre^ ox3'gène qui pénètre, grâce à la légère dimi- 

 nution de pression qui se produit dans la cloche. Le gazomètre porte une 

 plume Richard qui se meut le long d'un cylindre enregistreur. L'absorption 

 d'oxygène s'inscrit donc d'une manière continue sur le cylindre enregis- 

 treur, 



La trompe a l'avantage : 1° d'absorber rapidement et complètement 

 l'acide carbonique; 2" de refroidir les 'gaz toujours à la même tempéra- 

 ture ; 3" de dissoudre complètement les gaz odorants provenant de la res- 

 piration ; 4° enfin d'entretenir un courant d'air régulier et continu autour 

 de l'animal sans nécessiter aucun appareil mécanique, comme cela a lieu 

 dans l'appareil classique de Regnault et Reiset ou dans les similaires. 



Ce dispositif, que j'ai imaginé pour les leçons que je fais actuellement 

 au Collège de France sur la respiration, donne d'excellentsrésultatsque 

 je ferai connaître très prochainement. 



Election d'un membre titulaire : 

 M. le professeur Edmond Perrier est élu membre titulaire. 



Le Gérant : G. Masson. 



Paris. — Imprimerie 'J. Itougier et Gie, rue Cassette, 1. 



