SÉANCE DU 29 JANVIER 



abolie, les réflexes cornéens disparus ; seules la respiration et la circula- 

 tion persislent. Cet état se prolonge pendant quatre ou cinq heures, selon 

 la dose employée; puis l'animal revient graduellement à lui; il se remet 

 H manger ; le lendemain, l'expérience peut être recommencée. Nous avons 

 des animaux qui subissent ce traitement depuis huit mois. Je me propose 

 de communiquer prochainement à la Société le résultat de ces expérien- 

 ces qui provoquent des lésions anatomiques très instructives, notamment 

 des lésions du foie. Aujourd'hui, je tiens simplement à signaler ce mode 

 d'administration d'alcool comme un moyen de produire chez le lapin 

 une anesthésie extrêmement longue et sans danger. 



Adaptation d'un thermomètre a air a un régulateur de tempérât urr 

 DE M. d'Arsonval, par M. N. Gréhant. 



Jai fait construire chez Wiesnegg un thermomètre métallique à air 

 très simple qui s'adapte à un régulateur de température de M. d'Ar- 

 sonval et rend très facile le maintien d'un bain d'eau ou d'un hain 

 d'huile à une température donnée. Cet appareil est formé d'un tube de 

 laiton d'un diamètre de un centimètre environ qui présente la forme d'un 

 cercle supporté partrois pieds à 4 ou ô centimètres du fond du récipient ; le 

 cercle horizontal se continue par une partie verticale immergée dans 

 1 eau et par un long tube capillaire de laiton qui se recourbe deux fois 

 comme un tube abducteur et se termine par une surface conique ; un 

 autre cône tout semblable soudé à un tube qui se rend dans la cupule 

 qui est placée au-dessous de la membrane de caoutchouc se trouve vis- 

 à-vis du premier. Après avoir rempli d"eau ce tube inférieur et la cupule 

 à l'aide du tube à entonnoir et après avoir fermé le robinet, on chauffe 

 Te bain d'eau jusqu'à 45" si l'on veut obtenir une température de 50°; on 

 réunit alors les deux cônes séparés pjar un cuir, à l'aide du collier de 

 Regnault fortement serré; l'air se dilate et soulève la membrane de 

 caoutchouc qui diminue l'entrée du gaz. L'avantage de cette disposition, 

 c'est que l'appareil une fois monté, on n'a plus besoin de s'en occuper 

 et la température sera toujours réglée au degré voulu : si l'on veut obtenir 

 une température plus élevée, on ouvre le collier et on le ferme à quelques 

 degrés au-dessous de la température que l'on veut atteindre. 



