177 



SÉANCE DU 26 MARS 1887 



M. Albert René; I. Modification, à la pince cardiographique de Marey ; cardiographe 

 à poids. — II. Modification au tambour à levier de Marey ; tambour à levier 

 rectlfiable. — MM. Chouppe et Pinet : Recherche expérimeutale sur l'état de la 

 température pendant l'intoxication strychnique. — M. Laulanié : Sur l'évolution 

 et la valeur de l'épithélium germiuatif dans le testicule foetal des mammifères. — 

 MM. Engel et Kirneu : Sur les causes de la réaction dite hémaphéique des urines. 

 — MM. F. TouRNEuxet G. Herrmanm :Sur l'existence d'un vestige caudal de la moelle 

 épinière chez l'embryon de poulet. — M. A. Charpentier : Sur la période d'addi- 

 tion des impressions lumineuses. — M. P. Budin : Du cloisonnement transversal 

 incomplet du coi de l'utérus. — M. Gréhant : Sur l'empoisonnement des gre- 

 nouilles par des mélanges d'acide carbonique et d'oxygène, d'oxyde de carbone et 

 d'oxygène. 



Présidence de M. Laborde. 



I. Modification a la pince cardiographique de marey ; cardiographe a 

 POIDS. — II. Modification AU TAMBOUR a levier de marey; tambour a 

 LEVIER RECTiFiABLE, par le docteuF Albert René^ agrégé à la Faculté 

 de médecine de Nancy. 



[Note présentée par le professeur Beaunis.) 



I 



Le but de cette petite note est de proposer d'appliquer à la pince car- 

 diograplîique de M. Marey la même transformation que M. Marey a déjà 

 réalisée dans son myographe ordinaire. 



On sait que, dans les anciens myographes, le levier est tendu par un 

 ressort métallique dont on peut faire varier la tension au moyen d'un 

 excentrique. Dans ses nouveaux myographes, M. Marey a substitué un 

 poids tenseur au ressort. « On a de cette façon, dit-il, l'avantage de pou- 

 voir graduer, en connaissance de cause^ la traction exercée sur le mus- 

 cle^ etc. (1). » 



Or, dans la pince cardiographique pour le cœur de la grenouille, on 

 sait que le cœur est saisi entre deux cuillerons portés chacun par un bras 

 coudé. L'un des bras est fixe; l'autre, celui qui porte le levier inscripteur, 

 est mobile. Quand la systole a écarté les mors de la pince, ce levier mo- 

 bile est rappelé par un fil de caoutchouc qui fait ressort et dont la tension 

 est variable au gré de l'expérimentateur. 



(1) V. Marey, La Méthode graphique, page 512. 



Biologie. Comptes rendus. — 8» série T, IV, r" 12 



