SÉANCE DU 20 MARS 170 



Ajoulons encore un petit détail qui aura quelque utilité pratique : Il 

 sera avantageux de donner une longueur de 6 à 8 centimètres en- 

 viron à la tige de cuivre adaptée perpendiculairemeni au bras Qxe ; de 

 celte façon, la poulie viendra en dehors du support delà plaque de liège, 

 •et le plateau de poids sera suspendu librement en dehors et au-dessous 

 de cette plaque, tout à fait à la portée de l'expérimentateur. 



Nous rappellerons en terminant (et cela est venu sans doute à l'esprit 

 de nos lecteurs), que ce que nous réalisons avec le cardiographe à poids 

 est tout à fait ce que l'on peut obtenir avec le cardiographe de Legros 

 et Onimus, lorsque Ton a le soin de mettre la tige verticale mobile de ce 

 cardiographe en rapport avec le levier inscripteur d'un myographe à 

 poids (nouveau modèle) au lieu de rattacher par un fil cette tige au levier 

 •de l'ancien myographe à ressort. 



lî 



Puisque le hasard nous amène, à propos delanote précédente, à signa • 

 1er à la Société de Biologie une petite modification pratique, nous profi- 

 tons de l'occasion pour indiquer en même temps un autre changement 

 que nous avons réalisé et qui pourra, nous l'espérons, rendre quelques 

 services dans les laboratoires. 



Tous ceux qui ont l'habitude de la méthode graphique savent combien 

 fl est parfois difficile de se servir simultanément de plusieurs tambours à 

 levier disposés parallèlement sur un support horizontal. Malgré toutes les 

 précautions prises et notamment après examen et réglage des vis calantes 

 du cylindre enregistreur, etc. quand on a tout mis en place et pris ses 

 points de repère, on obtient pendant un ou deux tours du cylindre un 

 tracé régulier; puis, tout à coup, pour une raison quelconque (expérimen- 

 tale, mécanique, sans oublier parfois les déformations d'un cylindre mal 

 centré), on s'aperçoit qu'un des leviers n'écrit plus rien sur le cylindre. 

 Il faut alors arrêter le mouvement du cylindre et on s'empresse d'abaisser 

 un peu plus le levier récalcitrant. Puis on remet l'expérience en marche. 

 Mais voici l'accident : quand on a porté la main sur la vis de ce tambour 

 à levier, on a souvent (et les plus habiles se rappellent combien de fois 

 cela arrive) dérangé involontairement les deux ou trois autres leviers 

 voisins et parallèles. Et parfois on regrette d'avoir interrompu un tracé 

 intéressant. 



Nous avons tant de fois regretté de ne pouvoir mobiUser à volonté un 

 tambour à levier, sans toucher au voisin (et naturellement après avoir 

 utilisé déjà la vis de réglage du support commun), que cette année nous 

 nous sommes décidé à demander à notre constructeur habituel, M. Bel- 

 lieni, de tranformer quelques-uns de nos tambours à levier en leur apph- 



