180 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



quanlle système de la vis de réglage des supports horizontaux ordinai- 

 rement employés. 



La modification est très facile à réaliser [Fig. II). 



On sait que généralement les tambours à levier sont maintenus sur le 

 support horizontal par une bague B qui porte une vis de pression jo. On 

 fixe le tambour sur son support horizontal en serrant la vis de pression/). 



Ordinairement la bague B fait corps avec la pièce pleine C qui porte 

 l'écrou de la vis de réglage du tambour. 



Fig, II. Tambour rectijinble. (Dessinée en « géométral » pour faciliter la cons- 

 truction réelle de l'objet) (1). 



AA'. Tambour ordinaire (vu sur ses deux faces principales) . — BB' Tambour 

 modifié avec ressorts (vu sur ses deux faces principales). — V. Vis de pres- 

 sion — B. Bague. — C. Pièce pleine. — R Ressort. — M. Vis de rappel. — 

 P. Tige méplate. — P. Petite vis de pression de la bague. — S. Support. 



Nous avons voulu rendre c rectifiable » le tambour et son levier sans 

 avoir à déplacer la bague B. Pour obtenir ce résultat, nous enlevons 

 les deux vis qui réunissaient les pièces B et G, et nous plaçons entre ces 

 deux pièces un ressort R dont les deux extrémités sont fixées l'une à B et 

 l'autre à G. 



Sur la partie devenue mobile C, nous avons fixé un support S muni 

 d'une vis de rappel M dont l'extrémité vient buter sur une tige méplate 

 P. On voit facilement qu'en agissant sur la vis de rappel M, on élève ou 

 on abaisse tout le système mobile, c'est-à-dire le tambour et son levier 

 inscripteur. G'était le but que nous voulions atteindre. 



(t) Nous devons les dessins des figures I et lia l'obligeance de nos collègues 

 MM. Bonnet et BajoIeL, professeurs à l'Ecole des Beaux-Arts de Nancy. 



