SÉANCE DU 7 MAI 



28& 



La première figure montre la position des deux bandes de l'oxyhémo- 

 globine lorsqu'elles sont également obscures, telle qu'elle existe pour du 

 sang contenant 14 0/0 d'oxyhémoglobine et sous une épaisseur de 

 70 micra ; c'est le phénomène type qui sert de base à l'analj'se hémato- 

 scopique quantitative. 



58.556.5 55 5» 



U 



JD 



Eb 



60 



Fig. 2. 

 Phénomène des deux bandes également obscures dans le sang oxycarboné. 



La deuxième figure représente la position des deux bandes de l'hémo- 

 globine oxycarbonée dans le sang dont l'analyse est rapportée au début 

 de cette note. 



En comparant entre elles ces deux figures, on voit que, pour l'hémoglo- 

 bine oyxcarbonée, la première bande est séparée de la raie D par un certain 

 espace, égal à environ 5X; or, cet espace et cette position de la première 

 bande se retrouvent dans toute l'étendue de Phématoscope, ainsi que 

 nous l'avons dit, et ce fait est caractéristique à ce point que l'examen 

 hématospectroscopique du sang à la lumière solaire fait reconnaître du 

 premier coup d'œil la modification de l'hémoglobine produite par l'oxyde 

 de carbone. Si l'on y ajoute l'étude du sang aux diverses épaisseurs, puis 

 celle du même sang traité par le sulfhydrate d'ammoniaque, on obtient 

 la certitude la plus absolue que puissent donner les réactions chimiques 

 et spectroscopiques pour caractériser la combinaison de l'oxyde de car- 

 bone avec l'hémoglobine. 



III. — Dans les recherches médico-légales, l'application de l'hémato- 

 scopie à l'étude du sang oxycarboné présente des avantages considérables. 

 En efî'et, cette méthode permet d'examiner le sang pur, non dilué, non 

 soumis à des réactifs (ce qui est fort important en médecine légale); elle 

 ne réclame qu'une très petite quantité de sang, quelques gouttes pour 

 garnir l'hématoscope et quelques gouttes pour rechercher l'action du 

 sulfhydrate d'ammoniaque; enfin l'examen est fait à la lumière solaire; 

 il peut aussi être pratiqué avec un éclairage artificiel, et d'ailleurs il est 

 facilement répété et contrôlé sans modifier à la partie du liquide soumise 

 à l'examen. 



La condition la plus importante à remplir pour que l'analyse ait toute 

 précision, c'est de bien percevoir la raie D et l'espace qui la sépare de 

 la première bande. 



Les phénomènes observés sont rapportés à une épaisseur déterminée, 

 et peuvent être définis par des mesures exactes. 



