602 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIK 



une seconde hypothèse. On a admis que ces animaux se servaient à eux- 

 mêmes et mutuellement de source lumineuse, au moyen de divers 

 organes phospiiorescents. On s'est peut-être un peu hâté. Qui dit phos- 

 phorescence physiologique dit organe ou, tout au moins, tissu, et l'on n'a 

 pas démontré — que nous sachions — l'existence d'un tissu de ce genre 

 chez les animaux en question. Je vais pins loin et je dis qu'on ne 

 pouvait la démontrer, car il eût fallu pour cela un point de comparaison 

 chez des espèces de vertébrés jouissant de la phosphorescence physio- 

 logique, et nous n'en connaissons pas. 



Sur un filet fin de trofondeur, 

 par MM. Pouchet et Chabry. 



Les pêches au filet fin pratiquées à de grandes profondeurs ne sont 

 pas nouvelles, et le ChaUengei' en a fait dans le Pacifique; mais il ne 

 semble pas que Wywille Thomson se soit servi alors d'un engin bien 

 perfectionné. On peut tout au moins le préjuger quand on le voit 

 signaler comme rapportées de 1,200 brasses (dans le Nord Pacifique) 

 deux espèces alors nouvelles de pyrocysLis que l'un de nous a vues en 

 abondance à la surface de l'Atlantique Nord pendant le dernier voyage 

 scientifique de V Hirondelle, où il avait le plaisir d'être l'hôte de notre 

 collègue, le prince Albert de Monaco. 



Le prince Albert avait lui-même fait construire, d'après les données 

 de M. Chun, un filet fin devant s'ouvrir et se fermer à une profondeur 

 déterminée, afin de rapporter intact un spécimen de la faune et de la 

 flore microscopique à cette profondeur. Ce filet a, en somme, mal fonc- 

 tionné, ce qui ne veut pas dire du tout que les matériaux rapportés par 

 lui soient sans valeur et même ne présentent pas un grand intérêt; 

 mais le principe même du filet Chun est absolument fautif. C'est l'expé- 

 rimentateur qui est à la merci de son instrument, au lieu que l'instrument 

 obéisse à celui qui le manie. 



Les données que doit remplir un tel instrument sont les suivantes : 

 gagner, tout en restant hermétiquement clos, la profondeur où il doit 

 fonctionner — s'ouvrir au moment jugé opportun — conserver pendant 

 le travail la même profondeur — se fermer au moment voulu et remonter 

 hermétiquement clos — être d'un lavage facile. Nous nous sommes 

 assurés que notre filet (dont nous avons fait l'essai à notre laboratoire de 

 Concarneau) remplit très convenablement toutes ces conditions. 



L'appareil se compose d'une tige verticale servant d'axe à deux 

 mâchoires qui peuvent glisser et toui'ner autour d'elle de manière à 

 s'ouvrir et se fermer comme les montures d'un porte-monnaie. Sur ces 



