f52 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Celte chambre est sans communication avec l'air extérieur et son 

 atmosphère est constamment ramenée à l'état initial par le jeu même 

 de l'appareil à l'aide des artifices suivants : 



Un tube de fort calibre part du plafond de la chambre et, après l'avoir 

 contournée à une certaine distance à l'extérieur, vient aboutir sous le 

 plancher qui est percé de trous. 



Si l'on installe dans une partie quelconque de ce tube une petite hélice, 

 mue mécaniquement, l'air de la pièce sera constamment appelé par une 

 des extrémités du tube et refoulé par l'autre. Il s'établira de la sorte 

 une circulation continue de l'air de la chambre à travers le tuyau. 



On arrivera évidemment au même résultat en chauffant extérieurement 

 la partie verticale de ce tuyau; on constituera ainsi un thermosiphon à 

 air dans lequel l'air chaud servira de moteur d'entraînement et rempla- 

 cera l'hélice dont je parlais tout à l'heure. 



Ce sera en même temps un moyen de chauffer la chambre à une ten;- 

 pérature déterminée. Il suffira pour cela d'actionner le foyer en question, 

 que nous supposerons au gaz, par un régulateur de température dont le 

 réservoir sera placé dans la chambre. Si l'on veut faire circuler l'air 

 simplement sans changer sa température, il suffira, après l'avoir échauffé 

 dans la branche verticale du thermosiphon, de le refroidir dans la bran- 

 che horizontale supérieure en faisant circuler autour d'elle un courant 

 d'eau froide. Ce refroidissement n'entravera évidemment en rien la 

 marche du Ihermosiphon à air chaud. 



Voilà donc constitué un espace clos dans lequel l'air circule constam- 

 ment et dont la température peut être maintenue à un degré fixe. Reste 

 à présent à absorber le CO- produit par la respiration et à restituer 

 l'oxygène consommé. Le pulvérisateur à potasse, actionné par la 

 vapeur, et que j'ai décrit dans la note qui précède, remplit la première 

 condition. 



Il est installé dans la branche horizontale inférieure du thermosiphon 

 (celle qui aboutit sous le plancher de la chambre et par oîi se fait le 

 départ de l'air expiré). 



Quant à la restitution de l'oxygène, elle se fait comme dans l'appareil 

 que j'ai décrit dans une note de l'année dernière. Ce gaz est enfermé 

 dans un gazomètre placé à l'extérieur et mis en communication avec la 

 chambre par un tube capillaire ou un tube en U contenant une goutte 

 d'eau dans sa courbure. L'absorption de CO- par la potasse, diminuant 

 la pression de l'air dans la chambie, appelle un égal volume d'oxygène 

 puisé dans le gazomètre. 



— On peut ainsi faire respirer à l'individu une atmosphère ayant 

 une composition fixe et aussi riche en oxygène qu'on le jugera conve- 

 nable. On enregistre l'oxygène absorbé et le CO' dégagé dans la res- 

 piration par les procédés déjà décrits, 



— En faii^ant la solution de potasse assez concentrée (30 p. 100 envi- 



