SEANCE DU O JANVIER 



13 



Nous connaissons encore un osmographe dû à M. le professeur Carlet. 

 Celui-là est beaucoup plus perfectionné, mais il ne rend pas encore ce 

 que nous désirons au point de vue de la précision. 



Pour qu'un osmographe soit tout à fait exact il faut : 1° que la surface 

 membraneuse par laquelle se fait la diffusion soit toujours identique en 

 épaisseur et en surface; 2° que la pression dans l'appareil ne varie jamais; 

 3° que la température à laquelle se passe le phénomène ne change pas, ex- 

 cepté bien entendu dans les cas où on recherche l'influence de ses variations. 



Nous avons résolu ces divers problèmes de la façon suivante : 

 1" La surface diffusante est formée par un cœcum de mouton I, qui 

 demeure indéfiniment dans l'appareil. Pour empêcher sa putréfaction, 

 nous mettons dans le liquide qu'il contient une quantité très faible d'acide 

 salicylique qui le conserve et qui, vu sa masse infinitésimale, ne trouble 

 pas visiblement les phénomènes à étudier : nous nous en sommes assuré 

 par expérience. C'est donc toujours le même diaphragme membraneux 

 qui sépare nos liquides diffusants. 



A sa partie supérieure, le sac I est fermé par un bouchon de caoutchouc 

 que traverse un tube recourbé O. 



