16 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Ce tube étant horizontal, la pression n'augmente pas quand le liquide 

 endosmose s'y accumule. Finalement le tube aboutit au sommet ouvert 

 d'un grand cylindre M où il déverse le liquide au fur et à mesure que 

 celui-ci s'osmose. 



Ce tube M communique par un caoutchouc avec un tube beaucoup plus 

 petit en section et en hauteur A. La partie inférieure de M et de A est 

 remplie de mercure. Et sur la surface de ce métal se trouve en A un flot- 

 teur en fer muni d'un style qui frotte lui-même sur un cylindre G enduit 

 de noir de fumée et recouvert d'un tracé d'abcises et d'ordonnées. 



Le cylindre tourne, mû par une horloge du modèle que j'ai autrefois 

 imaginé et que j'ai souvent présenté à la Société. 



Il est évident que quand en M il se déverse une colonne de liquide os- 

 mose, cette colonne vient presser sur le mercure qui monte en A d'une 

 quantité proportionnelle, mais treize fois et demie plus faible. La course 

 du style et le tracé qu'il laisse sur le cylindre sont donc proportionnels 

 (bien que réduits) à la quantité de liquide diffusé. 



Voilà le principe. Maintenant il a fallu ajouter quelques détails pour 

 assurer les conditions de précision que je signalais au début de cette 

 note. 



Ainsi il faut pouvoir faire varier la quantité de mercure qui existe au 

 fond de M et de A, afin d'amener le style sur celle des ordonnées que l'on 

 prend comme début du tracé. Pour cela on a disposé l'entonnoir D. Si au 

 contraire on veut enlever du mercure ou vider l'appareil après l'expé- 

 rience faite, on le peut facilement par le robinet F. Pour que la pression 

 soit toujours la même en I et que, d'autre part, le courant exosmotique 

 puisse être négligé, on fait passer dans le vase où plonge le sac de bau- 

 druche un courant d'eau continuel. 



Cette eau vient de E; elle va dans un réservoir K à niveau constant 

 dont le trop-plein se déverse en L. De cette façon l'intensité du courant 

 d'eau qui circule autour de I est indépendante de la pression sans cesse 

 variable de l'eau de la Ville. 



De plus, il faut que ce courant d'eau soit toujours à la même tempéra- 

 ture. Pour y arriver nous le faisons partir de K, et, avant qu'il arrive 

 en I, il traverse un ballon P, placé au-dessus d'un bec Bunsen Q. L'eau 

 quitte ce ballon par R, se rend autour d'I et revient par S pour se déver- 

 ser et se perdre. Or en I se trouve le thermostat J qui tient ce courant 

 d'eau à une température invariable. 



Cet instrument ne permet d'enregistrer que l'endosmose. Pour tenir 

 compte du courant exosmotique, nous avons construit un autre dispositif 

 que nous ferons connaître quand nous en serons là de notre travail. 



Lp. Gérant : G Masson. 



159. — Paris. Typographie Gaston Née, rue Cassette, 1. 



