352 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



nement de mon premier spectre— photomètre. Ce perfectionnement 

 consiste à avoir éliminé la nécessité de déterminer une constante pour 

 cet appareil (1). 



11 donne, par une simple lecture, la différence d'éclat des deux spectres 

 que l'on compare, sans avoir à tenir compte de l'évaluation de la surface 

 de la lentille photométrique. Ce résultat est obtenu de la manière sui- 

 vante : La fente du spectroscope ordinaire est divisée symétriquement 

 par deux parallélipipèdes de Fresnel. Chaque parallélipipède est éclairé 

 par une lentille séparée. Ces deux lentilles sont semblables, et la valve 

 qui sert à faire varier leur surface est commune, de telle sorte qu'on 

 amène l'égalité d'éclat des spectres en la faisant glisser d'une lentille sur 

 l'autre. Dans ces conditions, l'augmentation de surface que reçoit une des 

 lentilles est exactement égale à la diminution qu'éprouve l'autre lentille. 

 Quand la lame obturatrice recouvre également chaque lentille, l'éclat des 

 spectres est le même. Le rapport des intensités lumineuses des deux 

 spectres est exactement égal à la course de l'obturateur; une simple divi- 

 sion métrique en vingt parties égales donne le rapport des intensités lumi- 

 neuses. En effet, si l'obturateur est au chiffre 10, cela prouve que la surface 

 éclairante des deux lentilles est de 10 pour chacune d'elles; les spectres 

 sont donc également éclairés. Si, au contraire, la lame obturatrice est au 

 chiffre 15, cela prouve que l'un des spectres a pour éclat '15 et l'autre 



15 



20 — 15, c'est-à-dire 5 ; le rapport des éclats est donc de — = 3. On a donc 



5 



ainsi directement l'intensité lumineuse restante du spectre considéré 



sans avoir à déterminer préalablement aucune constante. 



Nouvelles méthodes spectro-photométriques, 



par M. A. d'Arsonval. 



[Communication faite dans la séance du 4 mai i 889.) 



4° Méthode spectro-photographique . — Dans le spectre l'œil ne voit dis- 

 tinctement que les parties rouge, jaune et verte; il est aveugle pour la 

 région violette. La plaque photographique jouit de propriétés contraires, 

 elle est très sensible pour les parties violette et ultra-violette, mais voit 

 mal le rouge, le jaune et le vert. J'ai donc pensé à étudier les spectres 

 d'absorption produits par les matières colorantes de l'organisme en substi- 

 tuant la plaque photographique à l'œil, et à comparer les résultats obte- 

 nus par ces deux méthodes. Mais avant tout il fallait éviter toute possi- 



(1) Cet appareil a été construit, sur mes indications, par M. Pellin, succes- 

 seur de Duboscq, avec beaucoup d'habileté. 



