SÉANCE DU 18 MAI 353 



bilité d'absorption des radiations violettes par les milieux transparents 

 qui servent à produire le spectre (lentilles, prismes, cuves, etc.). J'y suis 

 arrivé en produisant le spectre au moyen d'un réseau métallique, du pro- 

 fesseur Rowland. Ce réseau est tracé sur un miroir concave de 3 mètres 

 de rayon de courbure. En mettant la fente lumineuse au centre de cour- 

 bure de ce miroir, j'obtiens un spectre très pur, sans interposition d'aucun 

 milieu transparent autre que l'air. Ce spectre a le double avantage : 

 4° d'être très étalé, car la dispersion produite par mon réseau est égale à 

 celle de six prismes de Flint; 2° le spectre est normal, c'est-à-dire que les 

 couleurs sont également étalées depuis le rouge jusqu'au violet, ce qui n'a 

 pas lieu avec le prisme, qui étale beaucoup plus le violet que le rouge. De 

 plus, je peux disposer le micromètre de façon à ce que ses divisions me 

 donnent directement les longueurs d'onde. Pour cela, il faut pouvoir 

 variera volonté, avec tin même micromètre , l'écartement des-divisions. J'y 

 suis arrivé en substituant au micromètre lui-même son image réelle, don- 

 née par une lentille. On fait varier les dimensions de cette image par le 

 jeu de la lentille, jusqu'à ce que ses traits aient exactement l'écart cor- 

 respondant aux longueurs d'onde. Gela n'est possible qu'avec le spectre 

 donné par un réseau, c'est-à-dire avec le spectre normal, comme il est 

 facile de le comprendre. 



Le liquide coloré à examiner est renfermé dans une cuve transparente 

 dont les faces sont en quartz très mince, pour éviter toute absorption des 

 radiations violettes. 



2° Méthode spectro-actinométrique. — Pour avoir directement l'inten- 

 sité de l'absorption dans la région violette, je substitue à la plaque pho- 

 tographique un actinomètre chimique relié à mon galvanomètre. L'aeti- 

 nomètre est composé de deux minces fils d'argent recouverts d'iodure et 

 de bromure d'argent par électrolyse. Si l'on fait tomber la lumière éma- 

 nant d'une région photogénique du spectre sur un des fils, le galvano- 

 mètre accuse la production d'un courant électrique dont l'intensité sert 

 précisément de mesure à la radiation. Ce procédé est extrêmement sen- 

 sible. 



Une quantité d'hémoglobine, absolument invisible pour l'œil au spec- 

 troscope, accuse nettement sa présence par une déviation moindre du gal- 

 vanomètre, si on l'interpose sur le trajet du rayon émanant du spectre. 



Je ne peux aujourd'hui que signaler ces procédés d'investigation que je 

 suis en train d'étudier ; leur grande sensibilité me semble devoir rendre 

 des services signalés aux recherches spectrométriques. 



