194 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



analysée en séance, j'aurais pu immédiatement parler de mes propres 

 expériences sur la même question; par suite, les deux notes auraient 

 paru dans le même numéro de nos Comptes rendus, ce qui aurait enlevé 

 même un prétexte à la revendication de M. Laulanié. 



Présentation d'instrument. 



M. d'Arsonval présente une seringue à injections hypodermiques de 

 M. Gudendag. Cet appareil est une modification à la seringue antérieure- 

 ment construite par le même fabricant. 



La pratique a démontré que la première seringue présentait deux 

 inconvénients. Dans toutes les seringues dont le corps n'est pas entière- 

 ment en verre, si l'on veut obtenir le vide, on est forcé d'avoir recours 

 aux rondelles de cuir ou de moelle de sureau. Or si l'on veut stériliser la 

 seringue, ces rondelles s'altèrent, se durcissent et se ratatinent. Ce même 

 fait se produit du reste rien que par l'usage et par le contact de certains 

 liquides employés couramment en hypodermie. Il fallait donc absolu- 

 ment supprimer ces rondelles tout en conservant à la seringue son étan- 

 chéité. M. Gudendag y est parvenu de la façon suivante. 



Il a ajusté directement le cylindre de cristal mathématiquement rodé a 

 l'émeri sur un embout métallique qui le coiffe exactement. Puis il a intro- 

 duit le tout dans une armature métallique dont l'extrémité inférieure 

 recourbée empêche l'embout d'être chassé sous l'influence de la pression 

 du liquide et dont l'extrémité supérieure est construite de façon à per- 

 mettre d'assujettir le chapiteau au moyen d'un mouvement de baïonnette. 

 De cette façon on peut stériliser la seringue sans crainte de fuites à la 

 moindre résistance au passage du liquide. Telle est la modification la 

 plus importante iipportée au premier modèle. La seconde a consisté en la 

 suppression du pas de vis des aiguilles. Il a été reconnu en effet que 

 pour qu'il n'y ait pas de fuites à l'ajustage il fallait absolument y placer 

 à demeure une petite rondelle de cuir. Or cette rondelle, comme celles 

 du corps de pompe, s'altérait par la stérilisation, souvent elle s'égarait et 

 sa pureté pouvait être douteuse. On est donc revenu au frottement dur. 



En somme, le principe de l'appareil posé par M. Félizet est resté le 

 même, c'est toujours l'expansion excentrique régulière d'une rondelle de 

 caoutchouc comprimée par le rapprochement de deux disques métal- 

 liques obéissant à la rotation de l'anneau qui termine la tige. Seul le 

 corps de pompe a été modifié par la suppression des rondelles et l'on en 

 est revenu au frottement dur pour les aiguilles. 



Le démontage de la seringue se fait de la façon suivante : 



