408 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Nouveau matériel d'attache et d'immobilisation 

 A l'usage des physiologistes, vétérinaires, etc. [suite] (1), 



par M. le D"" Roussy, 



Chef de travaux biologiques à l'École pratique des Hautes-Études (Collège de France) 



II. — A). Mo7^s ouvre-gueule pour chiens {%). 



L'appareil que j'ai l'honneur de vous présenter, appareil tout à fait 

 nouveau, est destiné à immobiliser la tête d'un chien quelconque tout en 

 permettant de lui ouvrir la gueule très facilement, sans aucun danger et 

 aussi largement que possible. 



ï. Construction. — Il se compose de quatre branches en équerre (1, 2, 

 3^ 4) articulées par leurs extrémités postérieures (13). Les deux branches 

 4 et 4 s'écartent, sous l'action de deux ressorts plats (12), des deux bran- 

 cties2et 3 qui constituent le véritable mors. Ces deux dernières branches 

 (2 et 3) portent, chacune, deux vis courbes dirigées en sens opposé (14, 16) 

 et traversant respectivement les deux branches 1 et 4 qui glissent sur 

 elles avec un léger ou sans frottement. 



Les portions des quatre branches comprises entre les quatre vis courbes 

 sont conformées de façon à s'appliquer aussi exactement que possible sur 

 les deux maxillaires en épousant leurs formes. Pour mieux atteindre ce 

 résultat, les deux portions du milieu sont taillées en triangle, 8, 9, qui 

 s'enfoncent entre les dents. Le point 5 doit s'appliquer sur la jface supé- 

 rieure du maxillaire supérieur, au-dessOus des yeux; le 6 sur la voûte 

 palatine; le 7 dans l'angle du maxillaire inférieur, par la bouche; le 10 

 dans le même angle, par-dessous ce maxillaire; le 11, sur chacun des 

 deux bords inférieurs de ce maxillaire. 



Quatre écrous (15,17) sont destinés à rapprocher les deux branches 1 et 2, 

 ainsi que les deux branches 3 et 4. 



Une chaîne Vaucanson (21), destinée à s'appliquer sur l'occipital, au- 

 dessous de sa protubérance, traverse le trou 22 et peut, ensuite, être 

 fixée très solidement, sur les crochets 26, lorsqu'elle a été complètement 

 tirée et étroitement appliquée sur l'occipital. 



Une vis sans fin traversant la branche 4 et prisonnière dans la branche 

 3, engrenée sur un secteur denté (29) qui se détache de la branche 2 et 

 traverse une fente de la branche 3, permet d'écarter, très facilement, grâce 

 à la tôle fortement molletée (27) qui termine la vis sans fin, les deux bran- 

 ches 2, 3 et, parlant, les branches 1 et 4 qui les suivent naturellement. 



(1) Voir séance du 17 mars 1894 : Mwse/vé/e immohilisatnce métallique uni- 

 verselle. 



(2) Cet appareil est construit par M. Mariaud, constructeur d'appareils et d'ins- 

 truments de chirurgie et de phydologie expérimentale , ii , boulevard Sainl- 

 Michel, Paris. 



