SÉANCE DU 26 MAI 445 



l'opération, on visse l'écrou sur la tige filetée du côté opposé à la ciianabre 

 à air, et on tend les ressorts qui s'effacent; le diamètre de l'ampoule est 

 alors sensiblement le même que celui du tube à transmission. 



Une fois la sonde placée dans le cœur, on dévisse l'écrou, les ressorts 

 reprennent leur position concave de repos et dilatent le manchon de 

 caoutchouc qui a alors 1 centimètre de diamètre; d'autre part, l'écrou 

 enlevé, l'extrémité libre de la sonde est prête à recevoir le tube de caout- 

 chouc qui la relie à un tambour enregistreur (modèle Chauveau-Marey 

 combinés), de petite capacité et armé d'un très court levier. 



On remarquera que, dans cet appareil, la membrane de caoutchouc 

 n'intervient plus que pour fermer l'ampoule et limiter le volume d'air qui 

 sert à la transmission : la pression intra-ventriculaire agit, en définitive, 

 sur des ressorts antagonistes comme dans le manomètre de M. Hiirthle, 

 avec cette différence que les ressorts sont ici placés dans le cœur lui-même, 

 et que la transmission se fait par l'air. 



Les tracés que j'ai l'honneur de présenter à la Société montrent la sen- 

 sibilité de l'appareil que je viens de décrire, la concordance des courbes 

 obtenues avec celles que MM. Chauveau et Marey ont obtenues chez le 

 cheval, la forme de la systole inefficace ou insuffisante, les effets de l'exci- 

 tation du pneumogastrique et de l'asphyxie sur la pression intra-ventri- 

 culaire, et la répétition chez le chien, de l'expérience d'inscription simul- 

 tanée de la pression du ventricule droit, de celle du ventricule gauche 

 (avec l'appareil à deux ampoules de M. Fr. Franck), du choc du cœur et 

 de la pulsation artérielle. 



[Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté 

 de médecine de Toulouse.) 



Sonde cardiograpaique, 

 par M. E. Gley. 



Je me sers depuis longtemps déjà sur le chien d'une sonde cardiogra- 

 phique, construite par M. Gh. Verdin sur le modèle des grandes sondes 

 de Chauveau et Marey pour le cheval, et qui m'a permis d'obtenir des 

 courbes très satisfaisantes des contractions auriculaire et ventriculaire. 

 On peut voir d'ailleurs dans les Archives de physiologie (1891, p. 734) un 

 exemple des tracés que donne dans de bonnes conditions cet instrument. 

 J'ai, pour ma part, toujours reconnu sur ces traces le plateau de la pres- 

 sion intra-ventriculaire, dont la réalité a été constatée à tort. 



J'ai montré celte sonde à la Société en 1888, sans insister du reste sur 

 cette présentation. D'autres physiologistes d'ailleurs se servent d'appa- 

 reils semblables; M. JVIeyer a rappelé le nom de M. François-Franck; 



