SÉANGb; DU 1.7 JUIN 521 



Nouveau matériel d'attache et d'immobilisation 

 A l'usage des physiologistes, vétérinaires, etc. {suite) (1), 



par M. le D' Roussy, 

 Chef de travaux biologiques à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes (Collège de France) 



(Communication faite dans la séance du 9 juin 1894.) 



Permettez-moi, je vous prie, de vous présenter, aujourd'hui, deux nou- 

 veaux appareils. Peut-être, abuserais-je de votre bienveillance en vous 

 demandant de vouloir bien m'accorder une attention trop prolongée. Je 

 me vois obligé de procéder ainsi, parce que le second de ces deux appa- 

 reils ne peut produire tous ses avantages sans le premier. 



Chaîne-collier universel (2). 



Cet appareil est destiné à enserrer, aussi étroitement qu'on le désire, 

 le cou d'un chien, et aie tenir attaché très commodément (V. fîg. 1). 



I. — Construction. — Il se compose d'une chaîne du système Vaucan- 

 son, en acier, très solide; d'un mousqueton et d'un fermoir spécial, placés, 

 chacun, à l'une des extrémités de la chaîne. Le tout est nickelé. 



Le fermoir (fig. â) représente, seul, la partie vraiment originale de cet 

 appareil. Il se compose d'un morceau de tube carré (1) ayant 3 centi- 

 mètres de longueur, 1 5 millimètres de largeur et 8 millimètres de hauteur 

 intérieures. L'une de ses larges parois a été enlevée, et les deux bords ainsi 

 formés (2, 3) ont été limés de façon à former une petite oreille, à chaque 

 extrémité. Chacune de ces quatre oreilles est percée d'un trou. Entre deux 

 de ces oreilles est goupillonnée une lame mobile percée d'un trou en son 

 milieu et formant, à la fois, la paroi du tube et une sorte de ressort. 

 Entre les deux autres oreilles est goupillonné un petit levier (4) dont la 

 tête, taillée en excentrique, vient appuyer sur l'extrémité libre de la lame 

 mobile. Du milieu de la longueur de ce levier se détache une petite pointe 

 trapue (5), mobile, dont l'extrémité libre, pointue, ne peut sortir du trou 

 de la lame où elle reste cachée quand le levier est relevé. 



La chaîne (7), solidement agrafée sur le bord inférieur de l'une des 

 extrémités du fermoir (6), traverse ce dernier, en passant par son autre 

 extrémité (6'), et vient ressortir parla première (6), au-dessus de son 

 point d'attache. On obtient, ainsi, une sorte de nœud coulant. 



Le mousqueton, de forme ordinaire, est agrafé à l'extrémité libre de la 

 chaîne. Il est destiné à fermer la chaîne sur elle-même (V. fîg. \). 



{{) Séance du 17 mars 1894 : Deux modèles de « Muselière métallique immo- 

 bilisatrice » pour chiens, lapins, cobayes, etc. (Voir flg. 7). 



Séance du 19 mai 1894 : Trois modèles de : « Mors ouvre-gueule » pour 

 chiens, lapins, cobaye, rats, etc. 



(2) Cet appareil est construit par M. Mariaud, constructeur d'appareils et d'ins- 

 truments de médecine expérimentale et de chirurgie, 41, boidevard Saint-Michel, 

 Paris. 



