SÉANCE DU 16 JUIN 523 



gées [presque écorchées) entre les maxillaires d'un chien qui ne paraissait 

 pas malade et qui est mort enragé, trois semaines plus tard. 



Dans ces cas, la manœuvre est impossible pour un seul opérateur et 

 toujours dangereuse. 



C'est pour éviter tous ces graves inconvénients que j'ai imaginé et fait 

 construire V Immobilisateur que je vous présente aujourd'hui. 



Immobilisateur vertical (1). 



1. Construction. — Cet appareil se compose d'un plateau fi, fig. 3) 

 traversé et soutenu, dans ses angles, par quatre colonnes verticales (1 ') 

 reliées par quatre autres colonnes horizontales (1", fig, 3, etc.). Sur deux 

 autres colonnes verticales (V. 18, fig. 4), glissent les organes essentiels 

 de l'appareil. Ces organes se composent d'une sorte de « fer à cheval », 

 à concavité supérieure (9, fîg. 4), à branches bifides (6, 6), entre lesquelles 

 s'engagent les deux branches simples (5) d'une autre sorte de fer à 

 cheval (5, fîg. 4), à concavité inférieure. Ces deux sortes de fers à cheval 

 glissent, toujours dans le même pian, de haut en bas ou inversement, et 

 peuvent être fixés solidement sur un point quelconque de ces colon- 

 nes (18) par les vis (5', 6') (*). Deux barres carrées (14, fig. 3) glissant 

 sur les quatre colonnes verticales (1 ') peuvent être fixées sur un point 

 quelconque de ces colonnes par des vis à pression (H). Quatre curseurs 

 en forme de crochet (10, fig. 3) destinés à accrocher les deux chaînes 

 Vaucanson (9), glissent horizontalement sur les deux barres carrées sur 

 lesquelles ils peuvent être fixés par une vis. Ces deux chaînes portent, 

 sur le tiers de leur longueur, une maille plus grande (14) pouvant laisser 

 passer la chaîne et permettant, ainsi, de la croiser au-dessus du dos de 

 l'animal. 



Le plateau (1, fîg. 3), légèrement incurvé vers son centre percé d'un 

 trou (2), permet de recueillir tous les liquides dans un vase (3) maintenu 

 au-dessous du trou par une sorte de fer à cheval sur lequel il glisse ho- 

 rizontalement. 



Le fer à cheval (9, fig. 4) est percé d'un trou carré armé d'une vis (10), 

 destiné à fixer solidement deux pièces accessoires carrées : 1° un crochet 

 horizontal muni d'une goupille (^, fig. 5) sur lequel on accroche la chaîne- 

 caliier universel, comme l'indique B, fig. 5; 2° un support carré (14, fig. 4) 

 portant une douille (15) dans laquelle on fixe, avec la vis^17), la lige 

 octogonale (16) de la « Muselière immobilisatrice n . 



(J) Cet appareil est construit par M. Mariaud, constructeur d'appareils et d'ins- 

 truments de médecine expérimentale et de chirurgie, 41, boulevard Saint-Michel, 

 Paris. 



(■*) Déjà, en 'tS88, étant à la Faculté de médecine de Paris, j'ai introduit ce 

 dispositif dans les portes de cages pour chiens que j'ai imaginées, dans le but de 

 pouvoir examiner leur tête, etc., en la faimnt passer et la maintenant , simplement . 

 fintre les fourches ci-dessus. 



