650 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



pesanleur et t le temps du passage, I étant exprimé en ampères et R en 

 ohms. 



On n'aura plus qu'à n;esurer très exactement R une fois pour toutes 

 et aussi mesurer I. La détermination calorimétrique revient donc à la 

 mesure d'une intensité. 



Voici le dispositif que nous avons adopté : 



L'animal est placé dans un cylindre à doubles parois en cuivre rouge 

 (le calorimètre). Un thermomètre, sur lequel on peut lire le 1/100" de 

 degré, est placé dans la double enveloppe qui ne communique pas avec 

 l'extérieur. 



Le cj'lindre est fermé par un couvercle portant deux tubulures. L'une 

 de ces tubulures, mise en communicai ion avec une trompeà eau deGolaz, 

 sert à aspirer l'air pour la respiration de l'animal. L'autre sert à intro- 

 duire la résistance chauffante. 



Le cylindre est placé dans une caisse en bois, et le tout est disposé dans 

 une enceinte à température constante, une cave sèche, par exemple. 



On note la température de la salle, la température rectale de l'animal 

 et on observe en?uile le thermomètre qui monte graduellement et ss fixe, 

 après trois heures environ, à une limite invariable qu'on note. A ce 

 moment, le calorimètre rayonne autant de chaleur qu'il en reçoit de 

 l'animal, et l'équilibre est atteint. 



Une fois la température d'équilibre atteinte, on enlève l'animal et on le 

 remplace par la résistance chauffante qu'on relie aux deux bornes d'une 

 pile. Cette l'ésistance est formée par un fil de maillechort ou de ferro- 

 nickel dont la résistance spécifique ne varie que très peu avec la tempé- 

 rature. Celle que nous employons a 5 ohms 96, 



Il faut maintenant faire varier l'intensité du courant pour obtenir la 

 température d'équilibre et mesurer l'intensité à ce moment. Cette mesure 

 se fait à l'aide d'un galvanomètre Desprez-d'Arsonval. 



On commence par étalonner le galvanomètre, c'est-à-dire déterminer à 

 quelle intensité correspond une division de l'échelle. Celte opération se 

 fait facilement avec un élément Daniell et une boîte de résistance. 



Soit n le nombre de divisions lues sur l'échelle. L'intensité du courant 

 qui donne une division est, suivant la formule connue: 



1 1,07 X S 



J. 



n T (G H- S) + GS 



On détermine cette valeur de I^ de temps à autre. On monte ensuite la 

 pile sur la résistance chauffante. Un fil assez gros amène le courant dans 

 la cave où se trouve le calorimètre et la mesure se fait dans le labo- 

 ratoire. 



Le rhéostat est formé par un fil de fer sur lequel glisse une borne com- 

 muniquant avec un pCle de la pile; on peut ainsi intercaler dans le 

 circuit une résistance plus ou moins grande et faire varier largement 



