70 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



Grâce à ce dispositif, le piston de moelle de sureau peut être serré à 

 volonté, dans le sens de sa hauteur, par le rapprochement des deux bou- 

 tons B et B', d'où résulte un élargissement de son diamètre ; on assure 

 ainsi le contact étanche du piston avec la paroi de la seringae. Ce serrage 

 est opéré par le jeu du bouton-écrou E et par conséquent en agissant du 

 dehors, sans que l'on soit obligé de démonter la seringue ni de toucher 

 au piston. 



Tel était le modèle de la seringue stérilisable que nous avons mis sous 

 les yeux de la Société en 1886. Depuis nous nous sommes appliqués à 

 la perfectionner, et c'est ce modèle nouveau que nous présentons aujour- 

 d'hui. 



Seringue stérilisable de Straus et CoUin. 



Dans la seringue de Pravaz ordinaire, entre chaque extrémité du 

 cylindre de verre et la monture métallique de la seringue, se trouve 

 interposée une rondelle de cuir qui assure l'herméticité de l'instrument, 

 mais qui offre les mêmes inconvénients que le piston de cuir et ne sup- 

 porte pas l'action de la chaleur. Dès 1887, nous avons remplacé ces ron- 

 delles de cuir par des rondelles faites avec de la moelle de sureau forte- 

 ment tassée. 



Notre seringue se compose donc exclusivement de métal, de verre et 

 de moelle de sureau. Elle peut donc, en toute sécurité, se stériliser par 

 la chaleur humide (1). Pour les injections sous-cutanées médicamen- 

 teuses, chez l'homme, et pour les opérations ordinaires du laboratoire, il 

 suffit de faire bouillir la seringue dans l'eau pendant plusieurs minutes. 

 Si, pour des recherches bactériologiques spéciales, on veut obtenir une 

 stérilisation absolue, on met la seringue à l'autoclave, à 115 degrés ou à 

 120 degrés, pendant un quart d'heure. 



Le piston et les rondelles de moelle de sureau peuvent servir pen- 

 dant plusieurs mois sans être mis hors d'usage. Quand il sera nécessaire 

 de les renouveler, chacun pourra aisément le faire soi-même, sans avoir 

 besoin de recourir au fabricant : la moelle de sureau se trouve partout et 

 se façonne facilement à la main. 



Nous avons encore apporté à notre seringue quelques perfectionne- 



(1) Il ne faut pas employer la chaleur sèche, qui racornit la moelle de 

 sureau. 



