SÉANCE DU 31 JANVIER 71 



ments de détail que nous ne pouvons mentionner ici, qui en rendent le 

 maniement plus simple et aussi le prix plus modère'. 



Dans ces derniers temps, surtout à la suite de la découverte de la 

 lymphe deKoch, d'autres seringues stérilisables ont été préconisées, qui 

 sont plus ou moins conçues sur le type qui vient d'être décrit. Ainsi, 

 par exemple, dans le cours de l'année dernière, M. Roux a fait construire 

 une seringue stérilisable, dont le piston est en moelle de sureau, à 

 l'imitation de notre seringue, tandis que le corps de la seringue ainsi 

 que son embout est entièrement en verre, comme dans la seringue en 

 verre à piston d'amiante de M, Malassez et dans celle de Koch. Cette 

 seringue est facilement stérilisable, mais elle conserve la plupart des 

 inconvénients, bien connus, de la seringue de Koch. 



En Allemagne, on a répandu des seringues dites « à piston réglable » 

 dont le dispositif est copié sur le nôtre, avec cette seule différence que le 

 piston est en pâte d'amiante au lieu d'être en moelle de sureau. L'amiante 

 a l'inconvénient d'être beaucoup moins souple et de se mouler moins 

 bien sur le verre que la moelle de sureau ; il s'effiloche et se désagrège 

 par le frottement répété et par la chaleur. 



Notre seringue a l'avantage de conserver le type si commode, si 

 robuste et si maniable de la seringue de Pravaz, qui l'a fait universelle- 

 ment adopter. En outre, elle a la propriété précieuse de pouvoir être 

 sûrement et facilement stérilisée par la chaleur humide. Pour ces motifs, 

 nous pensons qu'elle est appelée, non seulement à remplacer toutes les 

 autres seringues pour les besoins du laboratoire, mais aussi à se substi- 

 tuer à la seringue de Pravaz ordinaire pour les injections hypodermiques, 

 dans la pratique médicale courante. 



Perfectionnements apportés aux seringues tout en verre 

 . et stérilisables, 



par M. le D' Malassez. 



J'ai apporté quelques perfectionnements aux seringues tout en verre 

 que j'avais imaginées, il y a une dizaine d'années, pour les recherches que 

 M. Vignal et moi avions entreprises sur les tuberculoses (1). Elles nous 

 avaient alors paru préférables à celles qui existaient déjà dans le com- 

 merce, à celles, très commodes cependant, que j'avais fait construire 

 plusieurs années auparavant pour les besoins de notre laboratoire d'his- 

 tologie (2). On pouvait, en effet, les stériliser plus facilement que les 



(1) Archives de physiologie, 1883, t. II, p. 374, et 1886, t. II, p. 277 ; Société 

 de Biologie, 10 juillet 1886. 



(2) Ces seringues étaient à monture métallique avec corps de verre ; 

 celui-ci n'était pas collé dans la monture comme on le faisait alors, afind'évi- 



