SÉANCE DU 31 JANVIER 73 



y a plusieurs années déjà, son système de seringue à piston plongeant (1). 

 Il n'a pas eu de succès, je ne sais vraiment pourquoi; il mériterait d'être 

 repris. Je ne me suis pas cru autorisé à le faire. 



J'ai cherché alors à obtenir des tubes bien calibrés. Le meilleur moyen 

 consisterait évidemment à l'aire roder des tubes intérieurement ; mais 

 cela reviendrait trop cher. Peut-être pourrait-on obtenir des tubes mou- 

 lés intérieurement, mais ce serait un changement complet de fabrication. 

 Je me suis conteulé alors de mettre les constructeurs à même de 

 n'employer que des portions de tubes de verre relativement bien cali- 

 brés. Dans ce but, j'ai fait construire ce qu'on pourrait appeler des 

 étalons calibreurs; ce sont de petits cylindres de bois (2) ayant un dia- 

 mètre très régulier, une longueur de 1 centimètre environ, arrondis à 

 l'une de leurs extrémités et montés par l'autre sur une longue tige métal- 

 lique. On les introduit dans les tubes de verre dont on veut se servir et 

 on ne prend pour la fabrication des seringues que les portions dans 

 lesquelles ils glissent à frottement dur. Si les tubes choisis sont bien 

 cylindriques intérieurement, et l'on peut s'en assurer au compas, on sera 

 certain d'avoir ainsi des corps de seringues à peu près réguliers. Ils se- 

 ront de plus très semblables les uns aux autres, en sorte que si l'on en 

 casse un, on pourra le remplacer par un autre et se servir toujours du 

 du même piston. 



Cette manière de procéder a un autre avantage, c'est que toutes les 

 seringues correspondant à un étalon donné auront nécessairement le 

 même cubage, et pourront par conséquent recevoir la même graduation. Il 

 devient même possible d'obtenir des cubages déterminés d'avance, et cela 

 m'a donné l'idée de choisir des étalons de diamètres tels que les cubages 

 des seringues correspondissent à des graduations millimétriques simples; 

 j'ai ainsi établi les quatre types suivants de seringues qui me paraissent 

 répondre aux besoins habituels de la pratique courante. 



N° 1. — Seringue ayant ut) diamètre intérieur de 11""™, "28. Sa capa- 



(1) Il me paraît utile de le rappeler: le piston est un long cylindre métal- 

 lique de diamètre plus petit que celui de la seringue; il glisse dans une boîte 

 de serrage située à la partie supérieure de celle-ci. Quand on Tenfonce, il ne 

 refoule donc pas le liquide devaut lui comme celui des autres seringues, il y 

 plonge seulement et en déplace une quantité qui est précisément égale à 

 celle dont il a pénétré dans le liquide. Cette quantité est donc absolument 

 indépendante de la régularité de la seringue, elle dépend uniquement de la 

 régularité de ce piston; or, comme il est facile d'obtenir de nos constructeurs 

 des cylindres métalliques vraiment très réguliers, ayant même diamètre dans 

 toute leur longueur, on est sûr d'obtenir, avec eux, des sorties égales de 

 liquide pour des enfoncements égaux du piston. 



(2) 11 ne faut pas employer de métal ou toute autre substance dure, afin de 

 ne pas risquer de rayer le verre qui, une fois rayé, se briserait quand on 

 voudrait le travailler. Comme bois, j'ai choisi le buis; il va bien, 



4. 



