SÉANCE DU 31 JANVIER 75 



les deux autres. De plus, les seringues qui sont munies d'un curseur d'arrêt 

 sur latigede leur piston ont pour celui-ci, non plus un pas de vis quelcon- 

 que, mais un pas de vis de i millimètre juste ; et le curseur présente un 

 point de repère. Grâce à cette disposition, on peut obtenir avec la plus 

 grande facilité des subdivisions exactes des dernières divisions marquées 

 sur l'échelle du piston. Ainsi, une avance de piston de un tour de curseur 

 correspondra avec la seringue n" 2 à une sortie de liquide de 1/5 de cen- 

 timètre cube ; avec la seringue n° 1 ^ à une sortie de 1/1 ; avec la seringue 

 n° 3, à une sortie de 1/20 ; avec la seringue n° 4, à une sortie de 1/40 de 

 centimètre cube. 



On place habituellement le de l'échelle en bas de la tige_, près du 

 du piston; mais on peut aussi le placer en haut, près du bouton. Avec le 

 G en bas, la graduation indique les quantités de liquide sorties de la 

 seringue. Si avant l'injection, la seringue a été complètement remplie et 

 le piston amené au 0, la graduation indique d'emblée la quantité 

 de liquide injecté; en dehors de ce cas spécial, il faut compter par diffé- 

 rence; on doit se dire, le piston étant par exemple au deuxième degré 

 avant l'injection, au cinquième après : avant l'injection il y avait deux 

 parties de liquide sorties, maintenant il y en a cinq, donc il y en a eu 

 trois d'injectées. 



Avec le en haut de l'échelle, la graduation indique au contraire les 

 quantités de liquide qui se trouvent dans la seringue. Si par exemple le 

 piston, étant d'abord au cinquième degré, se trouve ensuite poussé au 

 deuxième, on doit se dire : il y avait cinq parties de liquide dans la 

 seringue, il n'y en a plus que deux, donc il y en eu trois d'injectées. Au 

 fond, ces deux systèmes reviennent au même. Cependant le second est 

 peut-être préférable en ce sens qu'il donne des indications positives et 

 semblables à celles de tous les vases gradués dont nous nous servons 

 habituellement; c'est lui que j'ai adopté pour la seringue de notre labo- 

 ratoire. 



IL — J'ai apporté également quelques modifications à l'extrémité 

 supérieure de mes seringues. Les premières ne présentaient qu'une 

 légère saillie, celles que j'ai fait construire depuis en ontau contraire une 

 assez marquée; elle forme une sorte de pavillon qui permet de les retenir 

 plus facilement et plus solidement entre les doigts. En usant un peu ce 

 pavillon à la meule, en deux points opposés de sa circonférence, on 

 empêche la seringue de rouler sur la table et on peut l'enfermer dans 

 des boîtes moins hautes et plus portatives. 



Dans mes premières seringues, le bouchage était obtenu à l'aide d'une 

 fermeture métallique prenant son point d'appui sur la saillie extérieure ; 

 elle s'appliquait sur les grosses comme sur les petites seringues; cela 

 allait bien, mais était un peu lourd, un peu compliqué; j'y ai renoncé. 

 Je me suis servi ensuite d'un simple bouchon en caoutchouc, lequel était 



