7§ SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



lavage très soigné. Bref, on doit les traiter comme nos bons chirurgiens 

 traitent les éponges qui leur ont déjà servi; aussi, pour plus de prudence, 

 il est bon de les changer très fréquemment. On pourrait toutefois éviter 

 en partie cet inconvénient en ayant soin de toujours laisser une couche 

 d'air entre le piston et le liquide à injecter, ou bien encore en les sépa- 

 rant par une couche d'huile stérilisée, procédé qui a été déjà indiqué, 

 je ne sais plus par qui. 



Ces réserves ne s'appliquent pas uniquement aux moelles, mais d'une 

 façon générale à toutes les matières qui se laissent pénétrer par l'eau, 

 par capillarité. Aussi n'est-ce pas sans raison que nous voyons certains 

 expérimentateurs préférer des instruments moins commodes^ mais n'of- 

 frant pas ce genre de dangers. 



J'ai donc continué mes recherches, et dans ces derniers temps j'ai eu 

 l'idée d'essayer quelques-unes des matières actuellement employées pour 

 faire les joints de machines à vapeur, et, de préférence, celles qui étaient 

 destinées à subir des températures élevées (1). Or l'une d'elles m'a donné 

 jusqu'ici des résultats vraiment excellents : elle est assez souple pour pro- 

 duire une excellente étanchéité, elle glisse sans ressauts sur le verre 

 mouillé, elle résiste fort bien à l'ébullition prolongée, voire même à une 

 température de 120 degrés. Voici une seringue qui est munie d'un piston de 

 ce genre que M. Vignal a laissé ce matin même vingt minutes dans l'auto- 

 clave à 120 degrés; elle fonctionne aussi bien qu'avant. 11 serait donc 

 possible que nous ayons enfin trouvé la substance désirée. Je n'ose rien 

 affirmer encore, il y a trop peu de temps qu'elle est en essai. 



Pour maintenir et serrer la matière qui constitue le piston, j'ai con- 

 tinué longtemps à me servir du système que j'avais adopté dans mes pre- 

 mières seringues : deux écrous allant en sens inverse l'un de l'autre. 

 Plus tard, j'ai fait fermer l'écrou inférieur à sa partie inférieure de façon 

 qu'il soit limité dans sa course, je l'ai même fait souder dans certains de 

 mes nouveaux pistons; en tous cas, c'est avec l'écrou supérieur seul que 

 maintenant j'obtiens le serrage. Afin de rendre cette opération plus facile, 

 la partie supérieure de cet écrou présente une petite saillie rectangulaire 

 que l'on saisit entre le doigt ou avec la première pince venue, une pince 

 courbe est cependant préférable, mais il n'est pas besoin d'un instrument 

 spécial. 



J'ai essayé aussi le serrage à distance employé par MM. Straus et 

 Collin et, sans le savoir, j'ai modifié, de la même façon qu'eux, le premier 

 dispositif qu'ils avaient adopté; c'est-à-dire que j'ai produit le serrage, 



(1) La composition de ces matières est assez variable, c'est d'ailleurs le 

 secret des fabricants; plusieurs sont à base de caoutchouc; cette subs- 

 tance, lorsqu'elle est mélangée à certaines autres, peut supporter des tempé- 

 ratures auxquelles elle ne résisterait pas si elle était pure. Celle qui m'a le 

 mieux réussi me paraît rentrer dans ce groupe. 



