SÉANCE DU 31 JANVIER 7§ 



non plus à l'aide d'un écrou spécial situé au-dessous du bouton du piston, 

 mais à l'aide de ce bouton même. Seulement, ce qui vaut mieux, j'ai eu le 

 soin de faire allonger le pied du bouton afin que la vis de serrage jouisse 

 d'un plus long parcours à son intérieur et ne vienne pas saillir sous le 

 pouce. 



Ce dernier système est évidemment avantageux quand on emploie la 

 moelle de sureau qui se laisse déprimer assez facilement; il devient 

 moins nécessaire avec la molle de ferdinanda ainsi qu'avec l'amiante qui 

 sont plus résistants; il est absolument inutile avec la matière à joints 

 dont je parlais plus baut. Mon système d'écrou suffit alors parfaitement, 

 il est même préférable en ce sens qu'il est de construction plus simple^ 

 qu'il est plus solide et moins coûteux. 



IV. — J'ai enfin perfectionné l'ajustage des canuks-trocarts et aiguilles 

 sur le bec de seringue. Cet ajustage est en^ffet souvent défectueux, avec 

 celles qui sont tout en verre; il peut laisser passer un peu de liquide et 

 l'on ne sait plus alors au juste la quantité qu'on en a injecté. Ce défaut 

 tient à ce que le verre prend mal sur le métal et surtout à ce que les 

 ouvriers qui le travaillent ont en général des procédés par trop primitifs, 

 ne permettant aucune précision. Ils seraient suffisants, s'il s'agissait 

 d'adapter uniquement une canule donnée aune seringue donnée; mais 

 ils ne le sont plus quand il s'agit de reproduire très exactement la même 

 forme de bec pour toute une série de seringues. Il y a bien des petits 

 moyens de pallier à ce défaut d'ajustage, mais il valait évidemment mieux 

 le faire disparaître. 



La première idée qui vient à l'esprit est de faire faire le rodage au 

 tour; mais il eût fallu pour cela un outillage, un apprentissage spécial; 

 cela aurait entraîné une augmentation notable des frais de main-d'œuvre, 

 sans compter les pertes dues aux instruments brisés. J'ai cliierché alors à 

 perfectionner le soufflage en obtenant d'emblée, par moulage, la forme 

 de bec voulue. Dans le but, j'ai fait faire par M. Siassnie un petit cylindre 

 en cuivre percé de part en part, dont laeavité reproduit en creux la 

 forme que je voulais obtenir en plein; ce petit cylindre est monté sur un 

 manche que, pour ne pas se brûler, on entoure d'un corps isolant. On y 

 introduit l'extrémité de la pointe effilée de verre qui doit servira faire 

 le bec, on la chauffe au point où doit être façonné celui-ei, puis quand 

 elle est devenue suffisamment malléable, on pousse le moule à ce niveau 

 pendant que le souffleur souffle dans le tube et que son aide tire sur 

 l'extrémité effilée. Les essais que j'ai fait faire par un souffleur, fort 

 habile d'ailleurs, M. Châtelain, ont parfaitement réussi. La main-d'œuvre, 

 il est vrai, est un peu plus compliquée que dans-le soufflage ordinaire, et 

 par conséquent un peu plus chère; mais en revanche le rodage n'est plus 

 nécessaire, il suffit de passer un peu de papier énieri sur le bec pour 

 obtenir le dépoli nécessaire et, somme toute, il y a économie notable. 



