80 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Avec des becs ainsi faits, l'ajustage est toujours beaucoup plus exact et 

 l'on pourrait souvent s'en contenter. Cependant, comme en employant de 

 fortes pressions, j'ai vu parfois sourdre un peu de liquide, j'ai tenu à ne 

 rien laisser au hasard. 



Après bien des essais en divers sens, j'ai eu l'idée de transformer le 

 pavillon des canules en une sorte de boîte de serrage très simple. Qu'on 

 se figure une petite calotte métallique dont le fond est percé d'un orifice 

 assez grand pour laisser passer le bec de la seringue, et qui peut coifier le 

 pavillon de la canule, se visser et s'enfoncer plus ou moins sur lui. Si l'on 

 a introduit au préalable dans la calotte un disque d'une substance quel- 

 conque, celui-ci se trouvera comprimé et solidement fixé entre le fond de 

 la calotte et le rebord de la canule ; si le disque est percé d'un orifice ne 

 laissant passer le bec de la seringue qu'à frottement, s'il est assez épais, 

 assez résistant et cependant suffisamment élastique, le bec de la seringue 

 se trouvera ainsi très bien maintenu et l'étanchéité sera obtenue. J'ai 

 essayé les moelles de sureau et de ferdinanda; cette dernière est préfé- 

 rable, mais encore un peu trop molle. Peut-être l'amiante donnerait-elle 

 de bons résultats. En tous cas, j'en ai eu d'excellents avec la matière à 

 joints qui m'avait déjà si bien réussi pour les pistons. Et comme ce 

 dispositif ne paraît pas devoir être très coûteux, je l'ai adopté pour 

 toutes les canules de nos seringues en verre ; on pourrait aussi se con- 

 tenter d'une pièce intermédiaire unique sur laquelle on fixerait les 

 canules ordinaires que l'on a déjà ou que l'on trouve dans le commerce. 



Tels sont les divers perfectionnements que j'ai apportés à mes 

 anciennes seringues en verre. Evidemment on pourra faire mieux encore, 

 rien n'est parfait; mais telles qu'elles sont, ces nouvelles seringues tout 

 en verre me paraissent constituer des instruments aussi pratiques et plus 

 précis que n'importe quel autre. Que si je suis entré dans d'aussi longs 

 détails, c'est que j'ai voulu faire profiter travailleurs et constructeurs de 

 mes essais et de mes écoles, d'autant que plusieurs des perfectionnements 

 que j'ai imaginés pourraient être appliqués avec grand avantage à d'autres 

 seringues et en particulier à celles qui sont en verre et à monture métal- 

 lique. 



M. Aubry, qui m'a construit avec empressement et habileté les diffé- 

 rentes pièces métalliques dont j'ai eu besoin, pourra bientôt, j'espère, 

 fournir de ces nouvelles seringues aux personnes qui en désireraient. Elles 

 seront enfermées dans des boîtes métalliques, comme on le fait mainte- 

 nant pour les instruments de chirurgie, ce qui permettra de les stéri- 

 liser plus facilement. 



Le Gérant ■: G. Masson. 



Paris. — Typographie Gaston Née, 1, rue Cassette. — 3926. 



