92 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



parer rapidement de grandes quantités de liquide lesliculaire. M. Brown- 

 Séquard, à qui j'ai fait connaître ce résultai, m'a prié d'annoncer à nos 

 collègues médecins ou cliirurgiens des hôpitaux que tous ceux d'entre 

 eux qui voudraient expérimenter les injections de liquide testiculaire 

 dans leur service en trouveront dorénavant à notre laboratoire, 12, rue 

 Claude-Bernard, à titre gracieux, bien entendu. 



Cette capacité de 200 à 250 grammes du filtre à acide carbonique est suf- 

 fisante dans la plupart des cas, néanmoins, j'ai cru devoir faire établir un 

 modèle plus grand par mon habile constructeur, M. Ducretet. Ce modèle 

 est actuellement à l'étude, mais je recommande de préférence le petit 

 modèle que je viens de décrire parce qu'il n'offre aucun danger, qu'il est 

 facilement transportable et que la simplicité même de sa construction le 

 rend beaucoup moins coûteux (1). 



Sur un procédé pour obtenir des seringues stérilisables 



DE grande capacité. 



Note de M. A. d'ARSONVAL. 



L'intéressante présentation de M. Straus et les remarques si judi- 

 cieuses présentées par M. Malassez, à celte occasion, m'ont engagé à re- 

 prendre l'étude des seringues à piston plongeur, que j'avais inventées il 

 y aune quinzaine d'années (1876). Le seul reproche qu'on puisse adresser 

 au dernier appareil de M. Straus et aux modèles signalés par M. Malas- 

 sez, c'est de n'être pas susceptibles de dépasser le volume de la seringue 

 de Pravaz et de nécessiter un calibrage assez minutieux du tube de verre. 

 On peut tourner cette difficulté, en revenant au piston plongeur, qu'on 

 peut faire de dimensions quelconques et rendre aujourd'hui parfaitement 

 étanche et doux, en garnissant le stuffing-box d'amiante filé, comme cela 

 se fait pour les machines à, vapeur à l'heure actuelle. On supprime ainsi, 

 à la foiS; le calibrage du tube et les pistons en cuir. Reste une difficulté, 

 celle qui consiste à supprimer le masticage du tube de verre sur les fonds 

 métalliques delà seringue. Cette difficulté me semble aujourd'hui réso- 

 lue en appliquant à ces appareils l'élégant procédé de soudure du verre 

 au métal, que mon éminentami, M. Caiiletet, m'a fait connaître il y a un 



(i) On peut employer égalemement le protoxyde d'azote liquide ou l'oxygène 

 comprimé à 100 atmosphères. La même bouteille peut servir et l'industrie 

 livre aujourd'liui tous ces gaz, mais l'acide carbonique est préférable dans la 

 grande majorité des cas en ptiysiologie. Pour certaines fillrations, en cliiuiie, 

 l'azote ou l'hydrogène doivent obtenir la préférence. 



