SÉANCK DU 7 FltVRIER 93 



mois et demi environ. Ce procédé consiste à recouvrir les extrémités du 

 tube de verre de la seringue d'une couche très adhérente de platine mé- 

 tallique. Cette couche est cuivrée à épaisseur voulue par la galvano- 

 plastie, et peut ensuite se souder au métal constituant les fonds delà 

 seringue à la façon d'un tube métallique ordinaire. Le métal fait corps 

 absolument avec le verre, à tel point que, sous l'influence de pressions 

 s'élevant à plusieurs centaines d'atmosphères, le tube de verre casse, inais 

 la rupture ne se produit jamais au point de soudure du métal au verre. 

 Une seringue ainsi constituée pourra donc recevoir une capacité quel- 

 conque et ne pas craindre la chaleur, ce qui permettra de la stériliser. 

 L'inégale dilatation du verre et du métal n'est pas à redouter; j'ai un ni- 

 veau de machine à vapeur qui supporte des variations de température de 

 1 40 degrés sans bouger. Dans la prochaine séance, j'apporterai un ap- 

 pareil ainsi constitué, qui est actuellement en construction. Le procédé 

 de soudure du verre au métal, imaginé par M. Cailletet, peut rendre les 

 plus grands services dans les laboratoires, car il est d'une application 

 extrêmement simple. Il suffit de broyer du bichlorure de platine très 

 finement dans de l'huile essentielle de camomille, d'enduire le verre, bien 

 nettoyé, de cette composition et de chauffer graduellement jusqu'à 

 250 degrés environ sur une flamme, pour voir le verre se recouvrir d'une 

 couche de platine très brillante qu'on cuivre ensuite à la façon oi'dinaire^ 

 et sur laquelle on peut même au besoin souder directement à l'étain, 

 ainsi que le montre le spécimen et l'expérience que je fais devant la 

 Société. 



J'ajouterai que cette couche de platine est transparente, qu'elle atténue 

 simplement la lumière sans la dénaturer et que l'emploi d'un pareil filtre 

 à lumière peut être très avantageux dans les recherches spectroscopi- 

 ques, comme j'aurai occasion de le montrer bientôt. 



M. Malassez : J'ai précisément essayé, pour le montage des seringues en 

 verre, l'un des nouveaux procédés de soudure de métal sur verre que con 

 seille M. d'Arsonval. Les soudures ont été faites avec le cuivre et avec 

 l'argent, et elles ont parfaitement réussi en tant que soudure. Malheu- 

 reusement les deux corps de seringues, que j'avais fait garnir ainsi, ont 

 été brisés avant même que le métal ait été travaillé au tour. Je crains 

 que la casse, la main-d'œuvre ne fassent monter les seringues ainsi faites 

 à un prix trop élevé; je crains aussi qu'elles ne puissent résister, sans 

 se décoller, aux stérilisations incessantes à 100 et à VîO degrés qu'on doit 

 leur faire subir. Il ne faut pas oublier que si le coefficient de dilatation 

 du platine est, à peu de chose près, celui du verre ou plutôt de la glace, 

 ceux des autres métaux, ceux du cuivre et de l'argent en particulier, sont 

 beaucoup plus élevés, de plus du double. Cependant on ne peut rien 

 affirmer d'avance; c'est à voir, et je continue mes essais. 



