SÉANCE DU 23 MAI 393 



eu jeu l'activité des nerfs et des muscles. La forme de cette courbe rap- 

 portée au temps et aux variations du potentiel entre deux points de l'or- 

 gane excité règle seule la réponse du nerf et du muscle, quelle que soit la 

 provenance de l'agent électrique employé (pile, machines d'induction, 

 électricité statique, etc..) J'ai donné un procédé pour inscrire d'avance 

 cette courbe et pouvoir étudier l'influence séparée des trois éléments qui 

 la composent : temps, quantité, potentiel. J'ai fait connaître également 

 un procédé pour avoir des excitations toujours comparables (décharge 

 d'un condensateur étalonné dans une bobine d'induction.) (Exposition 

 de '1878, catalogue de M. Gaiffe, et Académie des sciences, 27 juin 188'!.) 



Ce procédé est excellent pour les recherches de laboratoire, mais 

 incommode en clinique parce qu'il nécessite une pile d'un trop grand 

 nombre de couples. Plus récemment, j'ai fait connaître à la Société 

 (communication verbale du 24 février dernier) un dispositif plus pratique 

 et qui consiste essentiellement à faire tomber, toujours de la même 

 hauteur, une petite masse de fer doux entre les pôles d'un aimant portant 

 deux bobines. On a ainsi une machine de Page donnant des excitations 

 toujours les mêmes. On change la valeur de l'excitation, soit en éloignant 

 plus ou moins la masse uiobile des pôles, soit en lançant le courant d'in- 

 duction dans un appareil de du Bois-Reymond, comme pour le conden- 

 sateur. Les décharges sont ainsi rendues comparables, mais il est difficile 

 d'en connaître la forme et surtout de la modifier d'une façon connue. Le 

 procédé que je signale aujourd'hui à la Société est exempt de ces défauts. 

 Il permet d'évaluer la durée de la décharge, la quantité d'électricité mise 

 enjeu et le potentiel moyen. Il permet de plus d'allonger ou de rac- 

 courcir la durée de cette décharge dans des proportions connues et 

 d'agir par conséquent à volonté soit sur le nerf, soit sur le muscle. 

 J'ajouterai qu'il modifie à peine le matériel instrumental du clinicien, et 

 que même il le simplifie ; car, tout en permettant de graduer les courants 

 d'induction, il donne facilité d'obtenir d'eux, à volonté, les efTels d'exci- 

 tation momentanée qu'on demande tantôt à la pile, tantôt à l'appareil 

 d'induction. Le moyen consiste simplement, comme vous pouvez le voir, 

 dans un dispositif tout à fait semblable à celui employé autrefois par 

 MM. Masson et Bréguet pour augmenter le pouvoir calorifique de l'étin- 

 celle d'induction (intercalation d'un condensateur, en dérivation, entre les 

 extrémités du fil induit). 



L'effet physique est le suivant: le courant induit charge brusquement 

 le condensateur qui joue le rôle d'un réservoir élastique placé sur le 

 trajet d'une canalisation oîi se produirait un coup de bélier. Ce conden- 

 sateur se décharge ensuite, suivant une loi connue, dans le circuit exté- 

 rieur (organe excité), et non dans la bobine, à cause de la grande self- 

 induction de cette dernière. Rien de plus facile alors que de connaître la 

 forme de la décharge du condensateur et de la faire varier à volonté. 



Voici un appareil d'induction à chariot (modèle clinique du D' Tripier), 



