394 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Occupons-nous seulement du courant induit de rupture. J'ai mesuré la 

 durée de ce courant de rupture par le procédé classique (méthode de 

 Guillemin plus ou moins modifiée). Il est sensiblement de 30 cent-millièmes 

 de seconde. La quantité d'électricité libérée par cette décharge, et mesurée 

 à mon galvanomètre balistique, quand les deux bobines se recouvrent, a 

 été trouvée de 2200 micro-coulombs. La pile employée pour actionner 

 l'appareil consiste en deux éléments Gaiffe au chlorure d'argent. La 

 décharge servant à exciter les muscles de l'avant-bras au moyen de deux 

 larges électrodes mouillées donne une secousse violente extrêmement 

 douloureuse. J'intercale à présent, en dérivation, un condensateur de un 

 microfarad; les muscles de l'avant-bras se contractent énergiquement, 

 mais toute douleur a disparu. Si nous reprenons dans ces conditions la 

 mesure au-balistique nous trouvons encore la même quantité, 2200 micro- 

 coulombs. Qu'y a-t-il donc de changé dans la décharge pour avoir des 

 effets si différents au point de vue de la douleur? Simplement sa durée. 

 Pour que la double expérience au-baJistique soit encore plus probante, je 

 l'ai effectuée au laboratoire en laissant dans les deux cas l'organe excité 

 (avant-bras) dans le circuit; la quantité d'électricité mise enjeu n'a pas 

 changé et son changement en plus ne pourrait d'ailleurs se faire qu'au 

 profit du condensateur. 



La quantité d'électricité versée dans le condensateur d'un microfarad 



étant de de 2,200 micro-coulombs, il en résulte que ce condensateur est 



porté à un potentiel égal à 2200 volts. Ainsi pour lui donner par une 



pile une charge égale à celle que lui donne instantanément la bobine, il 



faudrait employer 2200 éléments au chlorure d'argent associés en tension! 



Boudet, de Paris, qui a transporté de nos laboratoires dans la clinique 



l'usage du condensateur pour exciler les muscles, avait déjà reconnu que, 



dans ce cas, la contraction ne s'accompagne pas de douleur. Ce procédé 



néanmoins ne paraît pas s'être généralisé dans la pratique, probablement 



à cause du grand nombre d'éléments de pile nécessaire à la charge directe 



du condensateur, pour obtenir des effets physiologiques notables. 



On peut savoir très facilement de combien on augmente la durée du 

 courant induit lorsqu'on intercale un condensateur de capacité donnée. 



La durée de la décharge est proportionnelle au produit de la capacité 

 G du système par sa résistance R. Excitons un même organe en variant 

 simplement la surface du condensateur intercalé entre les deux pôles de 

 la bobine. Dans ce cas, la durée de la décharge croît simplement comme 

 la capacité. Ainsi avec l'appareil que je montre à la Société, la durée delà 

 décharge est égale à 3 dix-millièmes de seconde lorqu'on emploie la 

 bobine seule. Dans ce cas, la capacité de la bobine a été trouvée égale à 

 environ I/'IOOO'' de microfarad. Si à présent j'intercale, sans rien changer 

 au dispositif extérieur, un condensateur de un microfarad, je rends mille 

 fois plus grande la capacité du système, et par conséquent mille fois plus 

 grande aussi la durée de la décharge. Au lieu d'être de 3 dix-millièmes 



