SÉANCE DU 23 MAI 395 



de seconde, comme dans le cas du courant induit, la décharge dure trois 

 dixièmes de seconde. On voit donc qu'à l'aide de ce procédé très simple 

 on peut allonger la caractéristique d'excitation dans des proportions 

 connues; étaler, en un mot, plus ou moins la courbe de la décharge sui- 

 vant la capacité ajoutée à la bobine. 



Il en résulte ce fait très important pour la clinique et l'électro- 

 diagnostic, à savoir : qu'en employant la bobine seule, on excitera surtout 

 les nerfs sensitifs et moteurs, et qu'en ajoutant le condensateur, c'est sur- 

 tout la fibre musculaire qui sera excitée. La contraction pourra se pro- 

 duire au maximum sans s'accompagner de phénomènes douloureux. 

 Lorsqu'on intercale le condensateur il arrive que la contraction muscu- 

 laire peut paraître moindre: ce fait s'explique facilement en réfléchissant 

 qu'en employant la bobine seule on excite le muscle à la fois par l'inter- 

 médiaire de son nerf et directement, tandis qu'avec le condensateur c'est 

 surtout la fibre musculaire qui est excitée directement. Dans le premier 

 cas, les deux effets s'ajoutant, il n'est pas étonnant que la contraction soit 

 plus forte, mais en lui donnant la même valeur, après intercalation du 

 condensateur, elle est toujours infiniment moins douloureuse. Ce procédé 

 de graduation s'applique également, cela va sans dire, à l'extra courant 

 comme au courant induit. 



Il est donc possible, en adjoignant un condensateur étalonné et de 

 capacité variable à un appareil d'induction, de pouvoir à vi)lonté consi- 

 dérablement amoindrir la douleur lorsqu'on veut seulement contracter 

 les muscles. Cette application sera précieuse en gynécologie pour fara- 

 diser l'utérus d'après la méthode du D' Tripier. De plus, en variant 

 convenablement la durée de la décharge, on peut suivre la marche d'une 

 dégénérescence névro-musculaire avec beaucoup plus de rigueur qu'en 

 employant isolément la bobine et la pile, comme on le fait en électro- 

 diagnostic. Je reviendrai ultérieurement sur cette importante question 

 «Unique. Inutile d'ajouter que la surface du condensateur doit être 

 appropriée aux constantes de la bobine. 



Du REVÊTEMENT ÉPITHÉLIAL DU PÉRITOINE TUBO-0 VARIQUE 

 ET DE SA TRANSFORMATION PHYSIOLOGIQUE. 



par M. le D' H. Morau, 

 Préparateur adjoint d'histologie à la Faculté. 



Dans une communication précédente, j'ai eu l'honneur d'exposer à la 

 Société que le revêtement épithélial de la muqueuse du vagin chez les 

 rongeurs subissait une transformation rythmique coïncidant avec la 

 îonction de l'organe. Dès cette époque, je faisais pressentir que cette trans- 



