SÉANCE DU 30 MAI 421 



liquides colorés (1) enfermés dans de petites cuves en verre. Ils ont un 

 grand avantage : on peut leur donner exactement, et sans trop de peine, 

 la qualité et l'intensité de coloration voulues {%). Ils ont, par conti-e, un 

 grand inconvénient : celui d'être assez fragiles et, surtout, d'être alté- 

 rables. Cette altération, il est vrai, ne se produit qu'à la longue, s'ils ont 

 été construits et conservés avec soin (j'en ai vérifié au bout de sept ans 

 qui avaient à peine bougé) ; mais, il n'en est pas toujours ainsi ; de là des 

 possibilités d'erreurs. 



Prévoyant ce grave inconvénient et voulant l'éviter, j'avais, dès mes 

 premiers essais, en 1872 et 1873, tâché d'obtenir des étalons en verre 

 coloré, qui, eux, eussent été inaltérables. Malheureusement, je n'ai pu 

 trouver dans le commerce des verres me donnant assez exactement la teinte 

 que je voulais; et le regretté et si habile M. Feil, qui avait poussé l'obli- 

 geance jusqu'à me faire des fontes spéciales, n'avait pas mieux réussi. 

 Aussi j'avais préféré conserver mes étalons liquides; s'ils n'étaient pas 

 inaltérables, ils avaient l'avantage d'être bien plus exacts, pendant un 

 certain temps tout au moins. 



Cependant, je n'avais pas abandonné mon idée, et, il y a un an ou 

 deux, ayant trouvé, chez MM. Appert, qui m'avaient très gracieusement 

 ouvert leurs magasins (3), des verres très faiblement colorés et de teintes 

 très variées, j'ai pensé à combiner certains de ces verres les uns aux 

 autres, aies juxtaposer, pour obtenir la teinte désirée. Je me suis ainsi 

 très approché du but que je poursuivais, mais je n'y étais pas encore : 

 si j'obtenais l'intensité voulue, je n'avais pas la couleur exacte du sang; 

 si je reproduisais à peu près cette couleur, j'avais des intensités trop 

 fortes. Il aurait fallu avoir des verres moins colorés encore. 



M. Dumaige, le constructeur d'un de mes hémochromomètres, y est 

 arrivé très adroitement en diminuant, plus ou moins, l'épaisseur des 

 verres (\ue lui et moi nous nous étions procurés et, par ce moyen, il a pu 

 construire des étalons ayant exactement, ou à très peu de chose près, 

 l'intensité et la coloration voulues. Ce n'était pas facile. Celui que je vous 

 présente reproduit fort bien la couleur d'une solution sanguine, vous 

 pourrez en juger; il faut avoir soin, bien entendu, de se mettre dans les 



(1) La coloration est obtenue avec un mélange convenable d'acide picrique 

 et de carmin; il donne d'ailleurs, ainsi que je l'ai indiqué autrefois, un 

 spectre d'absorption ressemblant beaucoup à celui de l'oxyhémoglobine. 



(2) J'ai choisi, je le rappelle, celle d'une solution au 100"= d'un sang à 

 o p. 100 d'hémoglobine, vue sous une épaisseur de 5 millimètres. L'hémoglo- 

 bine a été évaluée en mesurant la capacité respiratoire par le procédé de la 

 pompe à mercure et en supposant que chaque gramme d'hémoglobine 

 absorbe 1 ce. 67 d'oxygène; c'est le rapport théorique cfalculé par I^reyer et 

 Hoppe Seyler, c'est la moyenne des rapports obtenus expérimentalement par 

 Hûfner. 



(3) 24, rue Saint-Merri, à Paris. 



