SÉANCE DU 25 JUILLET 637 



dans les échanges chimiques, ou même simplement dans la ventilation 

 pulmonaire. On conçoit d'ailleurs aisément toutes les réserves de même 

 genre, d'ordre physiologique, que l'on pourrait émettre. 



Quoi qu'il en soit pourtant, nous pensons que le fait dont il est question 

 mérite d'être signalé, d'autant plus qu'il s'agit d'une diminution cons- 

 tante, de même grandeur dans les mêmes conditions, et trouvée dans 

 le sang artériel, c'est-à-dire dans les conditions les moins favorables, 

 puisque ce sang se charge incessamment d'oxygène. 



Note sur l'appareil servant au dosage de l'oxygène dans le sang, 

 par le procédé de schutzenberger et rissler, 



par M. L. Lapicque. 

 [ISote présentée par M. E. Gley.) 



Je désire, à l'occasion de la note ci-dessus, indiquer quelques moJitica- 

 îtions que j'ai apportées au dispositif de cet appareil, modifications qui 

 Tne paraissent en rendre la manœuvre plus commode. 



J'ai placé le flacon d'hydrosulfite sur un support élevé, plus haut que 

 la burette graduée d'où on verse ce réactif dans l'appareil à titrage. Un 

 siphon plongeant au fond de ce flacon vient s'aboucher par un tube en T 

 avec l'extrémité inférieure de la burette; deux pinces, écrasant les tubes 

 de caoutchouc, ferment les communications, l'une entre ce tube en ï et 

 le flacon d'hydrosulfite; l'autre, en dessous de ce tube en T, entre la 

 iburette et l'appareil à titrage. Le siphon étant amorcé, et la seconde 

 pince en place, il suffit d'ouvrir la première pour que le liquide s'écoule 

 du flacon, et remontant sous la poussée de son propre poids, remplisse la 

 burette de bas en haut. L'atmosphère de la burette et celle du flacon 

 sont fournies toutes deux par du gaz d'éclairage ayant passé sur du 

 pyrogallale de soude. Cette atmosphère n'étant à aucun moment mise 

 en communication avec l'air, le titre du réactif se conserve extrêmement 

 bien. 



J'ai supprimé l'entonnoir à baguette ou à robinet de l'appareil clas- 

 sique, et je l'ai remplacé par un simple tube de verre, de petit dia- 

 mètre, plongeant comme la douille de l'entonnoir jusqu'au fond du 

 flacon, et muni à sa partie supérieure d'un petit bout de caoutchouc choisi 

 •de manière à s'adapter en forçant sur l'ajustage des seringues ordinaires. 

 Dans les opérations préparatoires, on remplit le flacon, on introduit le 

 kaolin, l'eau chaude, l'indigo, par un entonnoir mobile dont la douille 

 effilée est introduite dans le tube de caoutchouc. On ferme ensuite avec 



