SOCIETE DE BIOLOGIE 



diminution de la combustion du sucre serait une réalité, si nous accor- 

 dons une valeur démonstrative à deux analyses qui ont donné les résul- 

 tats suivants : après asphyxie locale du membre inférieur, le sang arté- 

 riel contenant 1 p. 1000 de sucre, le sang veineux en contenait 1.5; 

 dans le second cas, le sang veineux contenait 2.77 p. 100, tandis que le 

 sang artériel n'en contenait que 1 .75. Lorsqu'on a l'habitude des analyses 

 du sucre dans le sang, on reconnaît que ces déterminations offrent une 

 base de certitude un jieu fragile. Je conclus qu'après ces récents travaux, 

 la question en est au point même où je l'avais amenée, en la traitant 

 beaucoup plus complètement. 



Étude micro-spectroscopique du sang. Hématoscope micrométrique, 

 par M. le D'' A. Hénocque. 



I. — Je présente à la Société un nouveau modèle d'hématoscope, qui 

 seit à étudier simultanément une même couche de sang avec le spectro- 

 scope et avec le microscope: d'où le nom d'hématoscope micrométrique 

 sous lequel je le désigne pour le distinguer de l'hématoscope ordinaire. 



11 ne diffère de celui-ci que par la disposition de la lamelle supérieure, 

 qui présente une épaisseur très faible (2/1 0«^ de millimètre), et qui, 

 en outre, n'est écartée de la lame inférieure que de à 1/10''^ de milli- 

 mètre, du à l'extrémité, qui porte le n° 60. De cette façon, l'espace qui 

 reçoit le sang forme, sur une étendue de 60 millimètres, une couche capil- 

 laire, le plus grand écartement des plaques n'étant que de 100 micra et 

 la pente de 1, 66 micra par millimètre. 



Pour calculer l'épaisseur correspondant au point examiné, il faut multi- 

 plier par 4, 66 le chiffre de l'échelle millimétrique ; par exemple, sous la 

 division 10, l'épaisseur est de 16 micra. 



Les espaces observés sont, dans cet hématoscope, trois fois moins épais 

 que dans l'hématoscope ordinaire. 



Il en résulte que le champ observable au microscope est bien plus 

 étendu, et Ton peut employer des grossissements plus élevés de 500 à 

 600 diamètres, et même davantage. Cet appareil est une sorte de chambre 

 humide présentant des conditions très favorables à l'étude de la coagula- 

 tion du sang, du lait, des diverses humeurs, et, en général, aux recherches 

 de microspectroscopie. Enfin, il constitue une véritable cuvette capillaire, 

 très propice pour l'étude des infusoires, des amibes, et autres organismes 

 inférieurs. 



Au point de vue de l'analyse spectroscopique du sang, l'hématoscope 

 micrométrique donne des résultats concordants avec ceux de l'hémato- 



