SÉANCE DU 9 MARS 255 



Interrupteur balistique, 

 par M. G. Weiss. 



Dans une série de recherches j'ai eu besoin d'un dispositif me per- 

 mettant de faire passer un courant dans un circuit, pendant un temps 

 extrêmement court, variable à volonté et bien déterminé. 



Les appareils généralement employés dans ce but ont des imperfec- 

 tions sur lesquelles je ne puis insister ici et ne permettent pas de des- 

 cendre au-dessous du millième de seconde. Seul, le pendule de Helm- 

 holtz peut atteindre de plus petites fractions à la condition qu'il soit en 

 parfait état, mais la moindre poussière ou la plus petite étincelle en 

 altèrent considérablement la précision. 



Je me suis servi d'un procédé fort simple, peu dispendieux et donnant 

 de très petites fractions de la seconde avec une approximation bien 

 supérieure à celle qui peut être utile dans les expériences de physiologie. 



En voici le principe : les deux pôles de la pile sont reliés au circuit 

 dans lequel doit passer le courant, puis ils sont réunis par une dériva- 

 tion de résistance négligeable par rapport à celle du circuit principal. 



De cette façon le courant est pratiquement nul dans ce circuit prin- 

 cipal, mais il s'établit aussitôt que l'on rompt la dérivation. Si un mo- 

 ment après on coupe aussi le circuit principal, le courant ne passe que 

 pendant le temps qui s'écoule entre les deux ruptures. Pour opérer ces 

 sections, je me sers d'une petite carabine à acide carbonique liquéfié, 

 dont la balle coupe à un court intervalle deux fils ayant un dixième 

 de millimètre d'épaisseur. Des expériences préliminaires m'ont montré 

 que la balle avait une vitesse pratiquement constante de 130 mètres à la 

 seconde. Si donc les deux fils à couper sont distants de 1,3 centimètre, 

 la durée du passage du courant est de 0",0001. En écartant plus ou 

 moins ces fils à l'aide d'un dispositif facile à imaginer, on règle avec une 

 grande facilité l'instrument au point voulu. 



Cette méthode est excellente ; elle a entre autres le grand avantage de 

 n'être pas délicate à manier et d'être très fidèle; jamais on n'a d'erreur 

 due à un mauvais contact ni quoi que ce soit de semblable. L'instrument 

 est toujours prêt à fonctionner sans aucun réglage préliminaire. 



Une étude préalable m'a montré que la capacité et la self-induction 

 du circuit que j'employais généralement étaient négligeables, que par 

 suite il n'y avait pas de période variable du courant dont il faille tenir 

 compte. Les quantités d'électricité qui passaient étaient proportion- 

 nelles à la durée du passage. 



